larga cm. 0,370 ed alta era. 1,432. Affinchè- il tubo potesse funzionare da 

 corpo nero, fu operata dalla parte posteriore la chiusura con un disco di 

 amianto sciolto, impastato nel biossido di manganese; la saldatura or di un 

 elemento Le Chatelier occupava la parte centrale del tubo. 



La laminetta del ricevitore era chiusa in circuito con un accumulatore, 

 con una cassetta di resistenze r, con un milliamperometro di precisione di 

 Hartmann e Braun A, e con un iuterruttore a mercurio i. La coppia ter- 

 moelettrica formava circuito con un galvanometro tipo Deprez-d'Arsonval G 

 avente la sensibilità di 6 X 10^ 10 Amp. a due metri di distanza, e con un 

 interruttore a mercurio i' . La perfetta simmetria di questo galvanometro 

 indusse a ritenere trascurabile l'azione disturbatrice per effetto Peltier, quindi 



si rese superflua l' inversione della corrente. Nel circuito dell'elemento Le 

 Chatelier i fili di rame che partivano dalle saldature fredde, riparate in un 

 palloue Devvar T\ riempito di ghiaccio, si univano al galvanometro G' del 

 tipo Deprez-d'Arsonval di sensibilità di 8 X IO -9 Amp. a due metri di 

 distanza, mediante una cassetta di resistenze r' ed un commutatore a mer- 

 curio c . 



La taratura dei galvanometri fu eseguita con due elementi Weston e 

 con resistenze misurate col ponte di Wheatstone. Alla stessa unità di resi- 

 stenza del ponte furono riportate le resistenze della cassetta r' e del galva- 

 nometro G' . Fu controllata anche la graduazione del milliamperometro A , 

 adoperando in questa taratura la stessa unità di f. e. ra. dell'elemento Weston 

 e la stessa unità di resistenza del ponte. Le dimensioni delle aree raggianti 

 vennero determinate con la macchina a dividere. 



Si eseguì la taratura del ricevitore parecchie volte durante il lavoro e 

 si accertò sempre la medesima sensibilità dell'apparecchio. Per la resistenza 

 della laminetta, misurata col ponte di Wheatstone la cui unità fu confron- 



