Chimica fisiologica. — Dispositivo per la determinazione 

 volumetrica di piccole quantità di anidride carbonica, spostandola 

 dai liquidi, mediante una forte corrente di aria, a temperatura 

 e pressione ordinarie ('). Nota di A. Costantino, presentata dal 

 Corrisp. V. Aducco ( 2 ). 



Il dosaggio dell'anidride carbonica libera e combinata, mediante la fis- 

 sazione di essa con una soluzione titolata di idrato di bario e la successiva 

 titolazione dell'eccesso di barite con un acido, rende, per la sua semplicità 

 ed esattezza, non pochi servizi nel campo della chimica analitica e parti- 

 colarmente nelle ricerche di biochimica. 



Il metodo tuttavia richiede alle volte condizioni, specialmente per i li- 

 quidi di origine animale, che rendono poco spedita tale determinazione. 



Nella determinazione globale dell'anidride carbonica libera e combinata, 

 contenuta nei liquidi, occorre operare in ambiente acido e a temperatura 

 fra i 70°-80° C. Di più, affinchè la soluzione di barite possa trattenere to- 

 talmente 1' C0 2 , bisogna che la corrente di aria, da cui questa è spostata, sia 

 lentissima (circa 1800 ce. all'ora) e passi attraverso un lungo strato di so- 

 luzione di barite. 



Nelle esperienze del Pettenkofer riscontriamo appunto l'uso di tubi spe- 

 ciali lunghi un metro. 0. Warburg ( 3 ) sostituì ai tubi di Pettenkofer una 

 bevuta alla Volhard a due bolle. Essendo lo strato di barite inferiore a 

 quello usato dal Pettenkofer, l'autore consiglia di riscaldare, verso i 60°-70° C, 

 il recipiente ad assorbimento dell' C0 2 . Anche con tale variante la corrente 

 di aria deve essere lenta e, data la lentezza, il pallone, ove si svolge dai 

 liquidi 1' C0 2 , deve essere riscaldato fra i 70°-80° C. 



Non solo, ma per il dosaggio di piccole quantità di C0 2 , occorre che 

 il recipiente ad assorbimento, contenente la barite, non ceda al liquido riscal- 

 dato fra i 60°-70° C, alcali o acidi. I/A. consiglia l'uso di recipienti di 

 vetro di Iena o di quarzo. 



A lato di tali dispositivi ne sono descritti nella letteratura altri, che 

 permettono di fare una rarefazione di aria nel sistema a sviluppo e ad as- 

 sorbimento dell' C0 2 . In tal caso si può portare il liquido in esame ad ebol- 

 lì Lavoro eseguito nell'Istituto di fisiologia della R. Università di Pisa, luglio 1919. 



( 2 ) Pervenuta all'Accademia il 30 luglio 1919. 



( 3 ) Warburg, Massanalytische Bestimmimg kleiner Kdhlensànremengeyi, Zeit. f. phy- 

 siol. Chem., voi, 61, pag. 261, 1908. 



