— 357 



1 1 (i pertanto sostituito alle laminette, derivate ai poli dell' interruttore, 

 una bobinetta costituita da numerosissime spire accuratamente isolate fra loro 

 con la tecnica in uso nella costruzione delle moderne bobine di induzione, 

 e disposta in modo da agire elettromagneticamente sul fascette, determi- 

 nando spostamenti nello stesso piano iu cui agivano le laminette. Per evitare 

 ogni azione elettrostatica, un punto della bobina era messo a terra. 



Portando la bobina ad una distanza dal tubo tale da avere uno spo- 

 stamento orizzontale massimo eguale a quello determinato nella precedente 

 esperienza dalle laminette, si ottenevano nei vari casi sopra considerati dei 

 diagrammi che differivano da quelli ottenuti servendosi delle laminette solo 

 per un lieve incurvamento della ipotenusa del triangolo verso l'interno. Ciò 

 denota nella corrente (che, percorrendo la spiralina, dovrebbe rivelarci con 

 gli spostamenti orizzontali del fascetto i valori istantanei della tensione) 

 una lieve tendenza ad assumere con ritardo i valori che corrispondono a 

 quelli della f. e. m. e che ci erano stati rivelati dalla osservazione fatta 

 in precedenza con le laminette. 



Tale osservazione, se si riflette che il sistema delle due bobine impie- 

 gate nell'ultima esperienza costituisce un sistema simile a quello esistente 

 nel wattmetro, ci tranquillizza notevolmente nei riguardi dei dubhì sorti in 

 principio, rivelandoci che, sebbene la tensione sorga ai poli della spirale 

 voltometrica, derivata ai poli dell'interruttore, assai bruscamente, e cresca 

 tino a valori molto elevati durante il periodo variabile di apertura, il ri- 

 tardo con cui si raggiungono i vari valori della corrente rispetto alla f. e. m., 

 in una ordinaria spirale voltometrica, non sono tali da dar luogo a errori 

 sensibili nell' impiego del wattmetro in tali condizioni. 



Tra le condizioni date dalle laminette e quelle date dalla bobina, come 

 è sopra descritto, si potrebbe fare anche un confronto diretto, componendone 

 ortogonalmente gli effetti ; però il trovare che il diagramma della loro com- 

 posizione abbraccia un'area non perfettamente nulla, come realmente ho 

 osservato in questo caso, potrebbe facilmente trarci in inganno in un apprez- 

 zamento quantitativo dell'errore che ci fa commettere l'impiego della spi- 

 ralina. Basta infatti osservare che l'area abbracciata dal diagrtrrima in que- 

 stione ci rivela il più lieve ritardo della corrente voltometrica rispetto alla 

 f. e. m. mediante il paragone di due spostamenti della stessa ampiezza e 

 che si compiono ambedue con la stessa grande rapidità, mentre a noi inte- 

 ressa apprezzare praticamente il valore di un ipotetico ritardo nello stabi- 

 lirsi della corrente voltometrica rispetto alle variazioni della intensità della 

 corrente che circola nella spirale amperometrica, ritardo che dalle conside- 

 razioni fatte ci si rivela di limitata efficacia. 



