— 358 — 



Un'altra esperienza, che permette di rendersi conto della prontezza 

 dello stabilirsi della corrente voltometrica rispetto alla f. e. m. è la seguente : 

 se, lasciando le due bobine, amperometrica e voltometrica, al posto prece- 

 dentemente occupato, si deriva un condensatore ai poli dell' interruttore, le 

 due bobine saranno percorse, rispettivamente, una dalle oscillazioni della 

 intensità, l'altra da quelle della tensione. 



Il diagramma che così si ottiene è quello della tìg. 2. 



Ripetendo la stessa esperienza, ma sostituendo alla spirale voltometrica 

 le laminette, si ottiene una figura praticamente uguale, ma che denota una 

 lieve tendenza dei rami orizzontali a fare un angolo minore con l'asse 

 della tensione, confermando così il risultato sopra riferito. 



Si può dunque concludere che il wattmetro può essere impiegato per la 

 misura della potenza spesa in un interruttore funzionante nel primario di 

 un rocchetto di induzione, senza timore che la rapida variabilità degli ele- 

 menti in giuoco possa dar luogo a gravi errori. 



Fig. 2. 



