— 486 — 



meccanismo, che non si vede nella figura, è del tutto analogo a quello rea- 

 lizzato per lo spostamento del cavalierino e che vedesi in figura, in B. Il 

 braccio C di comando del detto cavalierino può ruotare o spostarsi longitu- 

 dinalmente. 



Quando la bilancia è completamente chiusa, cinque finestre circolari, 

 come I, fornite di vetri spessi, permettono di esaminare dallo esterno la 

 posizione del giogo, ed eventualmente di portare in posizione opportuna il 

 cavalierino mediante la manovra di C. Una sesta finestra più bassa, H, per- 

 mette di controllare la posizione dell' indice verticale del giogo sulla scala 

 a lettura diretta. 



Tutta la bilancia, colla sua custodia, è portata da una mensola L di 

 marmo fissata al muro, in una stanza a pianterreno del laboratorio di fisica 

 del Politecnico di Torino. La mensola è situata all'altezza di circa 80 cm. 

 dal pavimento, ed ha un foro per lasciare passare il tubo D. Un attacco 

 speciale, che non si vede in figura, connette l'ambiente della bilancia con 

 una pompa rotativa a mercurio Gaede, fornita della pompa preparatoria a 

 capsula. 



Dato il grande sviluppo del contorno del coperchio smontabile della 

 custodia della bilancia, si è incontrata una grande difficoltà per ottenere una 

 perfetta tenuta di vuoto: guarnizioni di cuoio, di gomma, grassi semisolidi, 

 si sono addimostrati inadatti allo scopo. D'altro canto, non potevasi adottare 

 l'uso di un mastice fusibile a caldo (anche solo 50° o 60°), giacché si sa- 

 rebbe dovuta scaldare tutta la custodia contenente la bilancia, col rischio 

 di far sviluppare, ed indi depositare sul giogo, sostanze volatili o vapor 

 acqueo. Dopo molti e laboriosi tentativi ( 1 ), sono riuscito a trovare il modo 

 di ottenere una tenuta del vuoto, praticamente perfetta; e ciò mediante un 

 mastice facilmente fusibile e dotato di un grande potere adesivo. Esso è 

 costituito così: cera vergine 35, colofonia 35, caoutchouc 18, olio di vasel- 

 ina 12. Tale mastice ricorda il grasso di Ramsay, ma è alquanto più denso; 

 la proporzione di olio di vasellina può venire cambiata a seconda della tem- 

 peratura dell'ambiente: di estate la si fa più piccola che non d'inverno. Col 

 detto mastice si spalmano i bordi delle parti da fissare con viti, prima di 

 connetterle, e poi si serrano queste. Servendosi poi di uca fiamma e di altro 

 mastice, si completa l'operazione, avvertendo di formare poco alla volta uno 

 spessore di mastice di uno o due millimetri sulle connessure. Con ciò si 

 raggiunge il risultato di una ottima tenuta, senza bisogno di scaldare pre- 

 ventivamente la scatola della bilancia. Infatti, manovrando la pompa Gaede, 

 si arriva facilmente a ridurre la pressione a solo qualche centesimo di mm. 

 di mercurio; fermata la pompa, quella pressione risale lentamente, ma per 

 arrestarsi, dopo circa 24 ore, a 7 od 8 decimi di mm. : questa tensione rap- 

 presenta forse quella dei vapori del mastice adoperato. 



(*) Soltanto per aprire e richiudere la bilancia occorrono da 4 a 7 giorni. 



