Al disotto della mensola che sostiene la bilancia, e sul pavimento della 

 stanza di esperimento, si trova il recipiente U, destinato a ricevere il mer- 

 curio. Esso è stato così ottenuto: quattro robusti dischi di legno, di 32 cui. 

 di diametro ed alti circa 7 cm., sono insieme fìssati con viti e con colla, 

 in guisa che le loro fibre sieno incrociate. Nel blocco, così ottenuto, si è 

 indi praticata al tornio, un'incassatura cilindrica di circa 22 cm. di diametro 

 e profonda altrettanto. Per assicurare poi la tenuta al mercurio, le pareti 

 interne del recipiente sono state foderate con sottile e robusta carta, accu- 

 ratamente incollata. Il recipiente U è sostenuto sul pavimento da tre piedi 

 cilindrici di ferro, come i due E che si vedono nella figura, e per tentativi 

 le sue pareti sono rese esattamente verticali col porre qualche lastrina me- 

 tallica sotto i detti piedi; per semplicità costruttiva e per maggiore robu- 

 stezza della disposizione, non ho adoperato viti calanti. 



L'asse verticale del recipiente U coincide esattamente con la verticale 

 condotta dal coltello destro della bilancia. Una volta aggiustata la posizione 

 di U, questo viene fissato al pavimento, annegando in alq;_ mto mastice duro 

 le estremità inferiori dei suoi tre piedi. 



Il recipiente U porta sul suo asse verticale due tubi, R e T, di 12 mm. 

 di diametro, di ottone, fìssati rispettivamente a traverso il suo fondo e ad una 

 sbarra di legno, aggiustata con due robuste viti, sulla sommità di U. I due 

 imbi R e T, che sono in prolungamento, si raccordano verso il centro di U, 

 mediante una sfera cava a pareti sottili V, di ottone, di 79 mm. di dia- 

 metro. Questa sfera è smontabile mediante una giuntura a viti, nel suo 

 piano diametrale orizzontale. Neil' interno di V trovasi una seconda sfera 

 cava pure di ottone, V, concentrica con la prima e di diametro alquanto 

 più piccolo, cioè di 70 mm. Essa è connessa mediante una canna di ottone N, 

 situata coassialmente con il tubo T, col tubo di vetro D che scende dalla 

 custodia della bilancia. La sfera V e la canna N non toccano in alcun 

 punto il recipiente I e le parti con esso fissate, come T, V, R. Uno speciale 

 congegno, non indicato in figura, permette, al fine di evitare guasti nell'ap- 

 parecchio, di fissare insieme T con N, quando non si fanno esperienze. L'in- 

 volucro V è scomponibile, come V, in due calotte semisferiche, svitabili l'ima 

 dall'altra. Si può così rinchiudere nel suo interno, la sfera m che, come si 

 è detto, resta appesa al giogo della bilancia. Il filo di sospensione di m 

 porta un cilindretto Z, visibile all'esterno del tubo di vetro D, e che serve 

 al controllo della posizione di m rispetto al recipiente U. 



La disposizione descritta permette, volendo, di far circolare una corrente 

 d'aria dal tubo R, a traverso l'intercapedine esistente fra i due involucri V 

 e V ed il tubo T ; con ciò si può assicurare maggiormente la indipendenza 

 termometrica fra V e V\ Ma tale artilicio è stato riconosciuto, nel corso delle 

 esperienze, del tutto inutile. 



Il recipiente U è destinato a ricevere dal basso il mercurio. Questo 



