— 74 — 



deve quindi rispondere bene alle esigenze di una misura rigorosa dell'energia 

 emessa dal radiatore, e poiché questo offre tutte le garenzie necessarie per 

 l'attuazione del corpo nero, non resta che la questione riguardante la gra- 

 duazione della pinza termoelettrica nell' intervallo di temperature esteso fino 

 al nuovo limite (punto di fusione del rame). 



La calibrazione dell'elemento Le Chatelier fu eseguita con un metodo 

 suggerito dal prof. Cantone. Furono scelti come punti di riferimento le tem- 

 perature di fusione dei metalli: piombo, alluminio, argento, oro e rame, 

 dei quali nell' Istituto si aveva una discreta provvista in condizioni di 

 grande purezza. La temperatura di fusione del piombo servì come punto di 

 verifica della scala nella regione più bassa, in modo da poter collegare le 

 nuove misure con quelle fatte nella prima ricerca usando un bagno ad olio 

 e lo zolfo bollente. I metalli in forma di lamine circolari di spessore da 0,1 

 a 0,2 mm. e di diametro presso a poco uguale a quello del tubo interno 

 del forno vi si introducevano con un apposito sostegno e si procurava di 

 disporli molto vicino alla saldatura della pinza termoelettrica, e precisamente 

 a distanza non maggiore di 2 o 3 mm. da questa, mantenendo il sistema 

 della saldatura e della lamina nella regione centrale del forno. 



Come ricevitore serviva il pirometro ottico di Féry posto a circa 130 cm. 

 dalla bocca del forno ed aggiustato in modo da aversi l' imagine della la- 

 mina metallica da fondere sulla saldatura della pinza pirometrica. Si seguiva 

 l'andamento del aalvanometro messo in circuito colla pinza Le Chatelier e 

 quello del galvanometro inserito nel circuito del pirometro facendo letture 

 contemporanee ad intervalli di un minuto a cominciare da una temperatura 

 di 30° a 40° inferiore al punto di fusione della lamina, e si riscontrava 

 che ad un certo istante la corrente data dal pirometro passava dal regime 

 di un lentissimo aumento ad un arresto netto o ad una variazione in senso 

 opposto, per dare luogo dopo una diecina di secondi ad un accrescimento 

 rapido dell' intensità ed in ultimo al ripristino del regime primitivo. Le 

 modalità del fenomeno rispondevano, come è facile comprendere, all'arresto 

 nella variazione della temperatura durante la fusione ed al passaggio dalla 

 legge di emissione della lamina a quella caratteristica del fondo del forno. 



Il metodo, nella sua semplicità, presenta una sensibilità notevole, in 

 quanto che accusa l' inizio della fusione con una prontezza che non può dar 

 origine ad alcun dubbio, se si ha cura di giungere alla fusione con un pro- 

 cesso termico sufficientemente lento in guisa da avere sempre, mediante la 

 pinza Le Chatelier, la temperatura della lamina in esame. Per dare un' idea 

 della sensibilità del metodo dirò che, nel caso dell'argento, l'ago galvanome- 

 trico il quale avanzava di 3 a 4 mm. della scala durante un minuto, subì 

 in seguito al cennato arresto un salto da 348 mm. a 360 mm., mentre la 

 lettura fatta al galvanometro della pinza Le Chatelier accusava in questo 

 tempo una variazione di meno di un decimo di millimetro. Kipetute espe- 



