— 179 — 



luce nei mezzi birefrangenti. Venendo poi alle ricerche successive a quelle 

 celebri di Fresnel, se da una parte la teoria del Mallard toglie ogni realtà 

 fisica alla concezione del grande fondatore dell'ottica, essa apparisce come una 

 geniale intuizione dopo la scoperta fatta dal Cotton di mezzi che hanno un 

 assorbimento selettivo per una specie di raggi circolari, e dopo le ricerche 

 che seguirono la scoperta del fenomeno Zeeman. 



Fisica. — Sull'uso dell' elettrodinamometro nella misura dei 

 coefficienti di induzione mutua Nota del dott. Riccardo Man- 

 zetti, presentata dal Socio Blaserna. 



Quando il galvanometro balistico presenta delle sensibilità eccezionali 

 con basse resistenze, come è necessario nelle misure di coefficienti di indu- 

 zione mutua molto piccoli (p. es. K = IO -8 amp. per 1 mm. della scala a 

 2 m. di distanza ed R = 6 ohm.) è noto come si abbiano nel suo uso dei 

 seri inconvenienti, che si possono riassumere così: 1° Variazioni di zero, do- 

 vute alle correnti vaganti del sottosuolo, ed alle correnti termoelettriche che 

 si generano per l' inevitabile differenza di temperatura fra le diverse parti 

 del circuito eterogeneo; 2° Variabilità della costante dell' istrumento nel corso 

 delle misure, dovuta principalmente alla variazione dell' intensità di magne- 

 tizzazione del magnete astatizzatore ( 2 ). 



Queste ragioni che permangono almeno in parte anche per sensibilità 

 meno elevate, mi spinsero a ricercare se l'elettrodinamometro e le correnti 

 alternate non offrissero un metodo altrettanto sensibile ed esente dalle per- 

 turbazioni suddette, in tutti quei casi però in cui la corrente alternata possa e 

 debba essere adoperata, e p. es. per la misura dei coefficienti di induzione mutua 

 fra correnti nell'aria, per la determinazione della permeabilità di sostanze 

 non conduttrici, e nella misura delle variazioni dei coefficienti stessi per ef- 

 fetto delle correnti parassite ecc. 



È chiaro intanto che nella scelta dell' istrumento, qualunque schema di 

 circuiti si adottasse, si doveva ricercare la massima sensibilità colla minima 

 resistenza, esclusi pertanto il tipo Siemens a bobina mobile, come quello 

 affatto insufficiente allo scopo. Mi servii invece dell'elettrodinamometro a ferro 

 mobile, che ho già descritto nella sua parte costruttiva ( 3 ). 



(') Lavoro eseguito nel Gabinetto di Fisica Tecnica della Scuola per Ingegneri, 

 di Roma. 



(*) Vedi R. Manzetti ed A. Sella, Ricerche magnetiche. Atti dell'Accademia Gioenia 1900. 

 ( 3 ) Vedi R. Manzetti, Atti della R. Acc. dei Lincei, 1901. Di un nuovo metodo per 

 la misura della frequenza delle correnti alternate. 



L'equipaggio mobile di questo elettrodinamometro avrebbe potuto essere di rame, ma 

 in tal caso la sensibilità sarebbe stata molto minore, e la costante dell' istrumento avrebbe 

 variato colla frequenza. 



Rendiconti. 1901, Voi. X, 2° Sem. 23 



