— 180 — 



Nei diversi tentativi fatti per aumentarne la sensibilità, mi accorsi che 

 essi erano piuttosto perniciosi che utili per il buon uso dell' istrumento : dei 

 fascetti di filo di ferro nelle bobine influivano sullo zero dell' istrumento, 

 per le variazioni della magnetizzazione di essi: eccedere nella sensibilità 

 della sospensione, non era nemmeno utile, per le maggiori ed eccessive cure 

 che richiede l'uso delle sospensioni delicate di filo di quarzo. 



Mi accontentai però di una via intermedia, e riuscii ad ottenere senza incon- 

 venienti e abbastanza facilmente una sensibilità dell'ordine di K = 2 . IO -6 

 ampère (ammettendo approssimativamente i = K ]/cì) con una resistenza in- 

 terna di 12 ohm. e la scala a 2 m. di distanza. 



In tutte le esperienze fatte la corrente alternata era ottenuta con un 

 piccolo alternatore mosso da un motorino a corrente continua eccitato in de- 

 rivazione ; il numero delle alternazioni era circa 200 al ". 



Per confrontare i diversi metodi di misura a cui accennerò, paragonavo 

 fra loro due coefficienti di cui uno si ammetteva noto, l'altro era variabile 

 da zero ad un certo valor massimo. 



Il primo era dato da una spirale posta nel campo generato da una bo- 

 bina molto lunga. Si avevano ; nel primario 27 spire per cm., nel secondario 

 426 spire di filo da 3 / 10 in 4 strati. 11 diametro del rocchetto era di 3 cm. 



Il coefficiente da misurarsi era anch'esso dato da una spirale secondaria, 

 ma questa era fissata ad un sostegno mobile per rispetto al primario, in 

 modo che la bobina potesse passare da punti esterni a punti interni del pri- 

 mario, mantenendosi sempre coassiale a questo. In tal modo il coeffi- 

 ciente poteva variare con continuità da un valore zero ad un valore massimo 

 molto prossimo a quello noto. 



In questo secondo caso il primario era formato da una bobina lunga 

 10 cm. con due strati di filo da 6 /io e con 268 spire complessive. Il secon- 

 dario aveva 436 spire in 4 strati sopra un rocchetto da 3 cm. di diametro. 

 I due primari erano percorsi in serie dalla corrente alternata di intensità 

 poco superiore a 7 2 amp. eff. 



Ciò posto, è facile vedere come un metodo di zero per il confronto di 



questi due coefficienti dato dalla fig. 1 ( x ) per cui ì^- = ^ , non può essere 



IVI 2 -K2 



adottato nella pratica delle misure per due ragioni: 



1°. Una piccolissima sensibilità dell' istrumento in vicinanza del punto 



zero, come si rileva senz'altro dalla a = ~ i 2 da cui a = ~ = ^i, che 



ci dice cioè, che la sensibilità dell' istrumento non è una costante come nei 

 galvanometri ordinari, ma diminuisce col diminuire della corrente. 



( l ) Vedi R. Manzetti ed A. Sella, Permeabilità magnetica del platino alla tempe- 

 ratura dell'aria liquida. Elettricista, 1900. 



