Era R=ll,9 = resistenza dell'elettrodinamometro: 



Mi 









M, 









M 2 



r, 



r 2 



r 



M 2 





r 2 



r 



0,01569 



00 



809,9 



25,55 



0,04753 



1912 



309,0 



25,55 



0,01571 



7100 



914,9 



25,55 



4753 



1591 



320,9 



n 











4734 



1262 



341,0 



» 



0,02586 



00 



489,9 



25,55 



4736 



6968,3 



373,0 



n 



2577 



7383 



527,9 



» 











2582 



4742 



547,9 





0,2873 



2512.9 



460,6 



225,6 



2590 



2949 



589,9 





0.2869 



2100 



480,4 



55 











0,2865 



1789,6 



502,9 



11 











0,2870 



1544,3 



525,9 



11 



0,6063 



540,2 



276,9 



225,6 











0,6061 



741,9 



326,1 



275,6 



0,8444 



481,9 



245,4 



275,6 



0,6071 



704,1 



333,4 



275,6 



0,8446 



454,G 



252,4 



V 











0,8441 



421,1 



265.9 



11 



0,9114 



623,0 



306.4 



375,6 











0,9112 



595,6 



313,9 



11 











0,9122 



566,4 



322,4 



ì? 











Il valore di M 2 era 0,00112 henry con una resistenza di 24,9 ohm. 



Ogni valore del rapporto ^ era ottenuto con diverse deviazioni nel- 



l' istrumento che variavano de pochi centimetri a tutta la lunghezza della 

 scala (60 cm.). Si vede dai numeri precedenti come sarebbe difficile preten- 

 dere da altri metodi dei risultati migliori, se si pensa che col galvanometro 

 balistico, di cui ho dato più sopra la sensibilità veramente eccezionale, si 

 sarebbe ottenuta appena la stessa sensibilità e con precauzioni ben diverse. 

 Unico difetto di questo metodo è quello di richiedere un calcolo laborioso, 

 ma esso può essere facilmente eliminato semplificando la disposizione dei 

 circuiti. Basta che il commutatore a (> vie metta in comunicazione coli' elet- 

 trodinamometro ora l'uno ora l'altro dei due secondari in serie ciascuno ad 

 una cassetta di resistenza. Si fa variare il valore delle due resistenze, finché 

 l' inserzione dell'uno o dell'altro dei due secondari, sia la stessa deviazione 



neir istrumento, in tal caso è ~ — . 



M 2 IV2 



Non ho potuto eseguire misure più numerose ed accurate con questo 

 metodo come coll'elettrodinamometro differenziale per i guasti avvenuti. 



Però in questi ultimi due metodi è necessario avere una certa costanza 

 nella frequenza della corrente alternata, almeno nel breve tempo che dura 

 una misura. 



Essa può essere ottenuta al solo patto di adoperare la corrente di città 

 quando non sia prodotta da motori a vapore, oppure facendo muovere un al- 

 ternatore da un motore elettrico azionato da accumulatori ed eccitato in de- 



