— 193 — 



Fisica. — Intorno ad un metodo per determinare o per elimi- 

 nare la costante psicro metrica, e ad un psicrometro assoluto con 

 tre termometri. Nota di G. Guglielmo, presentata dal Socio Bla- 

 serna. 



La nota formula che dà la tensione del vapor acqueo nell' aria, quando 

 si conosca la differenza di temperatura di due termometri contigui, esposti 

 all' aria libera, uno col bulbo nudo e asciutto, 1' altro col bulbo avviluppato 

 di garza e bagnato con acqua, contiene una costante il cui valore non è 

 punto costante ma varia notevolmente, a seconda delle condizioni in cui si 

 trovano i due termometri, e quindi se nell' applicare tale formula non si fa 

 uso di quel valore della costante che appunto corrisponde alle condizioni sud- 

 dette, si possono ottenere per la tensione cercata valori notevolmente erronei. 



Il valore trovato da August supponendo che sempre nuovi strati d' aria 

 giungano a contatto col termometro bagnato, e che il calore da essi perduto 

 nel raffreddarsi fino alla temperatura di questo sia uguale al calore assorbito 

 nell' evaporazione dell' acqua destinata alla loro saturazione, senza tener conto 

 della diffusione del vapore (indipendente dall' accennato fenomeno di conve- 

 zione) nè del calore che il termometro riceve per irradiazione, non si discosta 

 moltissimo dal valore esatto ma tuttavia, come fu ripetutamente dimostrato, 

 non si può in nessun caso adottare senza incorrere in errori grandissimi. 



Il valore trovato da Maxwell e da Stefan per il caso d' un' atmosfera 

 quieta e illimitata, deducendolo dal coefficiente di diffusione del vapore nel- 

 l' aria, può dare valori abbastanza esatti della tensione cercata qualora si 

 verifichino le condizioni suddette, ciò che in pratica avviene ben raramente. 

 Nè il locale ove conviene fare le determinazioni può assimilarsi a un' atmo- 

 sfera illimitata, nè 1' aria è, se non raramente, affatto quieta ; nel caso, special- 

 mente, dei psicrometri a ventilatore o ad aspirazione, tali ipotesi non si ve- 

 rificano neppure lontanamente. 



Di solito si determina il valore di essa costante eseguendo contempora- 

 neamente e nello stesso locale due determinazioni, una col psicrometro cbe 

 dà la differenza di temperatura dei due termometri, 1' altra con un igrometro, 

 p. es. a condensazione, il quale dà il valore corrispondente della tensione di 

 vapore. Tuttavia anche il valore così ottenuto della costante c'essa di essere 

 esatto quando variino le condizioni in cui si trova lo psicrometro, cioè 

 la forma e le dimensioni del locale nel quale esso è collocato, e il movimento 

 dell'aria. Nello psicrometro con ventilatore, quest' ultimo può attenuare ma non 

 eliminare completamente e con sicurezza le suddette cause di variazione. 



