— 233 — 



nel modo solito il peso molecolare del corpo disciolto. Alcuni di questi me- 

 todi inoltre non richiedono che apparecchi ed operazioni della massima sem- 

 plicità. 



Uno studio comparativo completo di questi metodi, cioè del loro modo 

 di funzionare, delle condizioni più propizie, degli apparecchi più convenienti, 

 degli errori cui sono soggetti, delle precauzioni da usare, richiederebbe molto 

 più tempo di quello di cui posso disporre attualmente, molto dopo la chiu- 

 sura dell'anno scolastico. Differendo perciò questo studio ad epoca più pro- 

 pizia, mi limiterò per ora ad esporre il principio di questi metodi, le di- 

 sposizioni più ovvie per metterli in pratica, ed alcune esperienze destinate a 

 dimostrarne 1' attuabilità e ad indicare all' incirca le condizioni nelle quali si 

 deve operare. 



Metodo psicrometrico eoa termometri. — Questo, che è certo il più 

 comodo dei metodi igrometrici e che difatti è adottato negli Osservatori me- 

 teorici, è anche d' un uso molto facile per la determinazione del peso mole- 

 colare dei corpi in soluzione diluita. Il semplice apparecchio di cui mi sono 

 servito nelle pochissime prove che ho eseguito è il seguente. Nel fondo d' una 

 boccetta a collo largo versai uno strato della soluzione alto circa 1 cm. e 

 chiusi la boccetta con un tappo attraversato da tre fori, per due dei quali 

 passavano due termometri che giungevano fino a 1 cui. circa dalla soluzione, 

 uno col bulbo nudo, 1' altro col bulbo avviluppato strettamente da uno o due 

 giri di carta da filtro tenuta fissa mediante una legatura o un anelletto di 

 gomma; per il terzo foro passava e scorreva liberamente un'asta o tubo di 

 vetro coli' estremità inferiore ripiegata orizzontalmente, pescante nella solu- 

 zione e destinata a rimescolarla per mantenerla omogenea. 



Alcune precauzioni che è utile di avere sono le seguenti : I due termo- 

 metri paralleli devono esser tanto lontani quanto lo permette il diametro 

 del collo della boccetta, ed inoltre conviene fissare al tappo una laminetta 

 metallica levigata che stia fra i loro bulbi a modo di schermo ed impedisca 

 che l'uno agisca sull'altro per irradiazione. È utile anche che la boccetta 

 sia immersa fino al collo in un gran bicchiere o altro recipiente pieno d' acqua 

 alla temperatura ambiente e frequentemente agitata, dimodoché la sua tem- 

 peratura sia uniforme, e se le pareti di questo recipiente sono trasparenti, 

 conviene avvolgerle con un foglio di carta per evitare che le irradiazioni 

 dall' esterno possano agire disugualmente sui due termometri. 



Ciò posto, sollevato per un momento il tappo coi termometri, con una 

 pipettina di capacità conveniente facevo arrivare sulla carta da filtro che 

 avvolgeva uno dei bulbi, tanto solvente che bastasse ad imbeverla bene senza 

 che vi fosse la minima possibilità che potesse gocciolare sulla soluzione sot- 

 tostante ed alterarne le proporzioni. È comodo che il solvente destinato a 

 bagnare il bulbo del termometro sia tenuto in un tubo d' assaggio immerso 

 nello stesso bagno colla boccetta suddetta, ed abbia quindi la stessa tempe- 



