— 238 — 



lamente in fondo, ed il tubo bagnato dovrebbe essere più corto e di minor 

 diametro. 



Kitengo che quésto metodo possa dare buoni risultati anche a tempe- 

 ratura diversa da quella dell" ambiente, ed anche se essa non fosse rigoro- 

 samente costante ma oscillasse attorno ad una media. Nei periodi nei quali 

 la temperatura cresce, siccome il tubo esterno si scalda per il primo, l' as- 

 sorbimento del vapore diminuirebbe, ma nei periodi nei quali la tempera- 

 tura va decrescendo si produrrebbe il fenomeno inverso, e le due variazioni 

 potrebbero compensarsi. 



Metodo degli igrometri ad appannamento. — Per vedere all' incirca il 

 modo di funzionare di questo metodo e gì' inconvenienti che può presentare, 

 in una boccetta a collo largo contenente in fondo un po' di soluzione, ho adat- 

 tato un tappo attraversato da un tubo d'ottone nichelato, chiuso in fondo, aperto 

 in cima, largo circa 2 cm. nel quale versavo un liquido volatile, etere, alcool o 

 acqua. Esso tubo era chiuso a sua volta da un tappo con tre fori attraversato 

 da un termometro immerso completamente nel liquido volatile, da un tubo 

 aperto ai due capi, affilato inferiormente che giungeva fino in fondo del li- 

 quido suddetto e da un terzo tubo più corto che non pescava nel liquido. 

 Questo tubo nichelato col suo contenuto viene a costituire la parte essenziale 

 dell'igrometro di Kegnault. 



Se per il tubo pescante nel liquido volatile si fa in questo gorgogliare 

 aria, questa saturandosi di vapore produce evaporazione e quindi un raffred- 

 damento progressivo, e quando la temperatura è divenuta così bassa che il 

 vapore a contatto del tubo nichelato sia saturo, un ulteriore raffreddamento 

 per quanto piccolo produrrà la condensazione del vapore, ossia l' appanna- 

 mento del tubo. Interrompendo il passaggio dell' aria la temperatura salisce, e 

 quando abbia oltrepassato quella di saturazione del vapore, 1" appannamento 

 si evapora e sparisce. 



Operando lentamente e prendendo la media delle due temperature alle 

 quali comparisce e scomparisce 1' appannamento, si ha la temperatura alla 

 quale il vapore prodotto dalla soluzione è saturo. Se F' è la tensione di questo 

 vapore, t la temperatura della soluzione, t' la temperatura del tubo nichelato 

 corrispondente alla saturazione, si ha che t e t' sono (per definizione) le 

 temperature d' ebollizione della soluzione e del solvente puro alla pressione 

 P', e ad esse si può applicare la formola di Van 't HofF. L' esperienza dirà 

 se questo modo di determinare le temperature d' ebullizione del solvente e 

 della soluzione presenti qualche vantaggio, per lo meno in casi speciali. 



In questo metodo è d' importanza essenziale, che le più piccole traccie 

 d' appannamento siano visibili con sicurezza ; nel mio apparecchio, l' imper- 

 fezione del tubo nichelato, quelle del vetro della boccetta e del bicchiere 

 che lo circondava, rendevano molto facile di confondere le suddette imperfe- 

 zioni con le traccie di appannamento e viceversa. Colla soluzione di glice- 



