— 259 — 



Fisica. — Intorno ad una microbilancia idrostatica ed al 

 suo uso per la misura di piccole forze. Nota di G. Guglielmo, 

 presentata dal Socio Blaserna. 



In una Nota precedente (Rendiconti dell' Acc. dei Lincei, IX, 2, 1900) 

 indicai come l'areometro a immersione totale, inclinazione variabile e rifles- 

 sione, possa servire utilmente per determinare il peso nell'acqua o in altri 

 liquidi e la densità di minime quantità di un solido, con una esattezza molto 

 maggiore di quella ottenibile in un simile caso colle solite bilance di pre- 

 cisione. Essendo soppresso il filo di sospensione parzialmente immerso, viene 

 soppresso altresì l'errore causato dalla tensione superficiale del liquido attorno 

 ad esso filo ; essendo molto piccolo il peso apparente dell'areometro e quindi 

 la pressione che esso esercita sul piano d'appoggio, diventa affatto minimo 

 il relativo attrito, il quale viene anche diminuito perchè il liquido inter- 

 posto fra le punte e il piano d'appoggio ne diminuisce l'aderenza ed agisce 

 come lubrificante; finalmente l'azione della spinta rende meno sensibili le 

 imperfezioni del coltello, o delle punte, e del piano d'appoggio. 



In tale Nota non tralasciai d'osservare che l'areometro, originariamente 

 destinato alla determinazione della densità dei liquidi, è molto sensibile alle 

 variazioni della densità dell'acqua causate da quelle della sua temperatura, 

 e che per effetto di queste la posizione d'equilibrio dell'areometro varia 

 continuamente, con una rapidità tanto maggiore quanto maggiori sono la sua 

 sensibilità e la variabilità della temperatura suddetta. 



Si possono bensì rendere minime o nulle, nei modi soliti, le variazioni 

 della temperatura dell'acqua; si possono correggere gli effetti di queste va- 

 riazioni mediante osservazioni successive ed alternate ad intervalli di tempo 

 uguali o noti; finalmente si può evitare l'effetto di queste variazioni facendo 

 uso di due areometri uguali, contigui, ed osservando le deviazioni che i 

 pesi noti e quelli da determinare producono in uno di essi rispetto all'altro, 

 poiché le suddette variazioni agendo quasi ugualmente su entrambi gli areo- 

 metri non fanno variare che in piccol grado la loro posizione relativa. Tut- 

 tavia questi metodi complicano più o meno l'apparecchio e l'operazione che 

 si deve eseguire, e se la sensibilità o la variabilità della temperatura sono 

 molto grandi, il continuo variare dell'inclinazione dell'areometro può rendere 

 la determinazione alla temperatura ambiente, molto incerta, molto penosa o 

 anche del tutto impossibile. 



La suddetta azione della temperatura è evitata completamente senza 

 che riescano più complicati nè l'apparecchio, nè l'operazione, quando l'areo- 

 metro sia costruito in modo che il suo centro di spinta e quindi anche quello 



Rendiconti. 1901, Voi. X, 2° Sem. 33 



