— 264 — 



(compatibilmente colla comodità dell'operazione, perchè se tale differenza è 

 troppo piccola, riesce difficile far stare a posto il giogo che obbedisce ai più 

 piccoli impulsi). 6°. Il modo di sospensione o d'appoggio dei piattelli de- 

 v'essere così accurato come quello del giogo. 



Eiesce molto facile di soddisfare a queste condizioni; la l a e la 3 a 

 sono già soddisfatte approssimativamente come conseguenza d'una costruzione 

 simmetrica; inoltre è facile ottenere che l'areometro nell'aria si disponga 



FlG. 1. 



col giogo orizzontale e quindi sia cp = , e che abbia la sensibilità voluta ; 

 si dispone quindi l'areometro nell'acqua, se il giogo si mantiene orizzontale 

 si ha anche g>'= , se s' inclina bisogna gonfiare l'estremità del giogo che 

 rimane più bassa, (o fissarvi una bolla) ciò non sposta il centro di gravità 

 ma bensì quello di spinta. 



Le microbilancie da me adoperate hanno all' incirca la forma rappre- 

 sentata nella figura. 



Un'asta o tubo di vetro AB di 2 a 3 mm. di diametro, lunga da 8 

 a 40 chi., ha nel suo mezzo una bolla C di grandezza conveniente la quale 

 alle estremità di un diametro perpendicolare all'asse del tubo è munita di 

 due astine di vetro ricurve ad II , colle estremità libere affilate, arrotondate 

 mediante fusione, e terminanti presso il prolungamento del diametro stesso. 

 Questo tubo che fa l'ufficio di giogo di bilancia riposa colle estremità sud- 

 dette sulle due parti d'un piano D della forma usata nelle comuni bilancie, 

 cioè con un intaglio o scanalatura nella quale sta e può liberamente oscil- 



