— 265 — 



lare la parte media del giogo. Questo è zavorrato convenientemente, sia con 

 pallini contenuti nel suo interno e fissati con cera, sia con pezzetti di piombo 

 fissati all'esterno con mastice, in modo da avere la stabilità e la sensibilità 

 opportuna. Come ho già accennato, in una microbilancia ben costruita il giogo 

 deve disporsi in equilibrio orizzontalmente tanto nell'aria che nell'acqua, ed 

 avere in entrambe la stessa sensibilità. La bolla C può anche mancare se 

 il giogo è abbastanza leggero e se le punte e il piano d'appoggio non sono 

 troppo imperfetti. Se il giogo fosse di vetro pieno, il suo centro di spinta 

 coinciderebbe con quello di gravità e la voluta sensibilità si potrebbe ottenere 

 sia allontanando questo doppio centro dalla linea d'appoggio, sia abbassando 

 la posizione dal centro di gravità con un minuscolo pezzetto di piombo, 

 fissato al disotto del giogo. 



Il sostegno D era formato, ora da un piccolo parallelepipedo di legno 

 duro, verniciato, convenientemente incavato, ora da una lamina d'ottone di 1 

 a 2 min., di spessore, piegata ad U e colle estremità superiori piegate oriz- 

 zontalmente. Però in entrambi i due casi piani su cui appoggiano le due punte 

 del giogo erano di vetro da specchi, fissato con ceralacca e premuto con una 

 lamina piana, mentre la ceralacca era ancor molle, dimodoché le due parti 

 si disponessero nello stesso piano. È necessario osservare minutamente questo 

 vetro per assicurarsi che la sua superficie non sia difettosa; essa presenta 

 non di rado una serie di solchi paralleli dovuti alla lavorazione. La perfe- 

 zione delle immagini ottiche che essa può fornire non è un indizio suffi- 

 ciente; alcune strie o imperfezioni qualsiasi se di area molto limitata non 

 pregiudicano sensibilmente alla bontà di esse immagini, formate dall' insieme 

 dei raggi riflessi da tutta la superficie, mentre possono porre ostacolo all' in- 

 clinazione del giogo. Per le microbilancie più sensibili ho dovuto servirmi 

 di vetro lavorato per usi ottici (a faccie piane e parallele), ma sarebbero 

 certo preferibili lastrine di agata. 



In questi casi è utile che la lastrina su cui deve appoggiare il giogo 

 sia unica, come avviene nelle bilancio di precisione ; a tale scopo ho fatto 

 uso di un giogo avente due bolle invece d'una, distanti entrambe circa 1 cm. 

 dal punto di mezzo, riunite alla parte superiore da un corto tubetto, al 

 quale era saldata nel mezzo un' astina trasversale ripiegata ad [ì le cui 

 estremità affilate e fuse formavano le punte d'appoggio. Esse riposavano 

 sulla latrina, che essendo compresa fra le due bolle suddette non impediva 

 la libera inclinazione del giogo. 



È utile che le estremità delle punte d'appoggio si trovino in uno stesso 

 piano, non già coll'asse del tubo che forma il giogo, ma colla sua genera- 

 trice superiore; in tal modo il braccio di leva su cui agiscono i pesi in 

 forma di cavaliere collocati sul giogo è determinato dal loro punto di con- 

 tatto col giogo stesso e non dalla proiezione di questo punto sull'asse, la 

 quale varia coli' inclinazione. 



