— 268 — 



essendo equilibrato in massima parte dalla spinta, l'errore che può prove- 

 nire da uno spostamento del punto d'applicazione sul giogo è minimo. Però 

 non è comodo di render quasi nullo il peso apparente del piatto areometro 

 perchè allora questo obbedendo a ogni più piccolo impulso, difficilmente si 

 mantiene a posto. Talora uno dei piatti era sostituito da una bolla fissa al 

 giogo, talora questo aveva le due braccia disuguali. 



Differisco ad una prossima Nota la descrizione di alcune delle determina- 

 zioni più importanti eseguite con questa microbilancia, le indicazioni delle 

 precauzioni necessarie, e di alcuni modi di renderle più facili. 



Differisco inoltre ad altre Note la descrizione dell'uso di questa bilancia, 

 come bussola d' inclinazione, come bilancia telluro-magnetica, e per la misura 

 della costante della gravitazione. 



Chimica. — Su un nuovo azotometro applicabile alla pompa 

 Sprengel Nota di G. Oddo, presentata dal Socio Paterno. 



Nelle determinazioni d' azoto nelle sostanze organiche, se si fa uso del 

 metodo di scacciare 1' aria dal tubo a combustione per mezzo dell' anidride 

 carbonica fornita dalla decomposizione d'un carbonato e di raccogliere 1' azoto 

 nell' azotometro di Schiff, si ottengono risultati superiori a quelli calcolati 

 (circa di 0,2-0,3%); se invece si estrae l'aria per mezzo d'una pompa, 

 la manipolazione delle ordinarie canne graduate per raccogliere il gas a causa 

 dell'uso della soluzione concentrata di potassa, non è scevra d' inconve- 

 nienti e di perdita di tempo. 



Per unire 1' eleganza del primo metodo con 1' esattezza del secondo e 

 ottenere maggiore rapidità, ho pensato che basta modificare l' azotometro 

 di Schiff in modo da poterlo applicare alla pompa Sprengel, dandovi una via 

 d'uscita per il mercurio. 



A questo scopo il mio azotometro, come quello di Schiff, consta di una 

 canna graduata di ce. 100 o 50, che nell' estremità superiore affilata porta 

 un rubinetto e nell' inferiore è chiusa. A circa cm. 3 dalla base sono saldati 

 tre tubi: «, b, c; i primi due al medesimo livello: a serve per attaccare 

 1' azotometro alla pompa Sprengel e far entrare il mercurio e il gas ; b è a 

 rubinetto e serve per fare uscire il mercurio che arriva; e il terzo c, saldato 

 circa mezzo centimetro al di sopra dei due precedenti, per il passaggio della 

 soluzione di potassa, come nell' azotometro Schiff. 



Ognuno dei tre corpi che vi si raccolgono — mercurio, soluzione di potassa 

 e gas — con questa disposizione trova nell' apparecchio, per ragione di densità, 

 una strada propria. 



(!) Lavoro eseguito nell' Istituto di Chimica generale dell' Università di Cagliari. 



