determinato acusticamente. Gli specchi, egualmente spaziati, sono inclinati 

 ciascuno sul raggio di R passante per il proprio centro di un angolo « = 29°. 

 Essi sono rissati solidamente su R mediante congegni a vite capaci di per- 

 metterne il rigoroso regolaggio. Il sostegno dei cuscinetti dell'asse di R 

 porta altri specchi rissi, pure verticali come F, il cui numero è di 3 in 

 figura; ma tale numero può a volontà essere ridotto, od accresciuto sino 

 a 9. La posizione degli F e degli M è tale che un fascio di luce paral- 

 lela Z, dopo un certo numero di riflessioni (7 in figura) sugli M e sugli F, 

 può venire raccolta in L\ quando R ha determinate posizioni angolari. Na- 

 turalmente la intensità di V è notevolmente affievolita rispetto ad L ; tale 

 affievolì mento è poi molto maggiore se R entra in rotazione, giacché solo 



in certi brevi istanti (10 volte ogni giro) la luce arriva in II . Praticamente 

 ho osservato, che le quattro riflessioni mobili, e le tre fisse della figura con- 

 sentono ancora di sperimentare con luce sufficientemente intensa in Z', anche 

 se R è in moto; ciò anche procedendo all'osservazione diretta (cioè senza 

 bisogno di fotografie) del fenomeno luminoso. 



Per studiare il valore di A, la luce L' viene esaminata con il ben noto 

 interferometro di Michelson indicato schematicamente in figura. È noto 

 che se le distanze Si S 3 e S 2 8 3 sono esattamente eguali, col cannocchiale C, 

 si osservano frangio anche se la luce non è monocromatica, e tali frangie 

 hanno le colorazioni degli anelli di Newton. Non appena interviene una pic- 

 cola differenza di cammino (anche solo qualche /») fra i due raggi interfe- 

 renti, l'osservazione delle frangie non è più possibile con luce bianca. Oc- 



( X J Non avendone a mia disposizione, ne ho costruito uno con i seguenti ripieghi 

 che suggerisco a chi volesse fare ricerche analoghe. Il banco di sostegno è quello di 

 una buona macchina a dividere, da cui sono state svitate le parti inutili e aggiunti i 

 congegni di sostegno e regolaggio dell'inclinazione dei tre specchi. La vite della mac- 

 china (passo 1 mm.) comanda lo specchio mobile. I tre specchi sono stati ottenuti ar- 

 gentando totalmente o lievemente, lastre di vetro opportunamente scelte. Mi sono servito di 

 preferenza dei vetri rigorosamente a facce piane e parallele tolti da prismi di Steinheil, 

 di cui di solito sono forniti i laboratorii ; questo materiale è ottimo e risponde perfetta- 

 mente alla precisione di lavorazione di almeno */io^t necessaria allo scopo (v. Rayleigh, 

 Phil. Mag., 1917, 33, pag. 161). 



