— 224 — 



risulta da due frazioni complementari della tensione V T preesistente prima 

 della chiusura e della tensione raB che si desterebbe nel secondario aperto 

 per virtù della tensione E applicata bruscamente al primario. 



Se il primario venisse chiuso in corto circuito, anziché sulla tensione E, 

 V 2 si ridurrebbe alla prima parte; se la chiusura sulla tensione E tardasse 

 di tanto da potersi considerare esaurita la precedente corrente di rottura, 

 e quindi nullo V T , sussisterebbe solo la seconda. Si vede da ciò che la 

 chiusura con senso opposto di magnetizzazione mentre ancora sopravvive la 

 precedente corrente di rottura, esalta la tensione rispetto a quella propria 

 della chiusura, ma può farla discendere al di sotto del valore V T esistente 

 quando la chiusura avviene. Invero se si ha 



m E < V-r 



risulta 



V 2 < V T . 



In altri termini una chiusura intempestiva può nuocere in quanto de- 

 prime di colpo la tensione e quindi la corrente preesistente ; ciò darà effetti 

 più gravi se m , coefficiente di moltiplicazione del rocchetto, è piccolo come 

 nei rocchetti esistenti. Che se si dà a E ed m un valore elevato, sarà pos- 

 sibile ottenere, anche con una chiusura rapidamente stabilita dopo la rot- 

 tura, che la tensione e quindi la corrente preesistenti vengano esaltate anziché 

 depresse dalla chiusura. 



Da alcuni diagrammi della corrente secondaria, che saranno presto pub- 

 blicati dal dott. Trabacchi, apparirà nettamente confermata dall'esperienza 

 la previsione fatta sulla influenza della durata della pausa, della tensione 

 primaria e del coefficiente di moltiplicazione, ottenendosi così la giustifica- 

 zione degli ottimi risultati pratici raggiunti con l'apparecchio radiologico 

 costruito. 



Ma la semplice considerazione della intensità e della tensione secon- 

 daria va integrata, per un esame completo della questione, con lo studio 

 della energia complessiva ricavabile al secondario per effetto di una rottura 

 seguita da una chiusura, poiché se questa avviene intempestivamente, quando 

 sussiste ancora una notevole energia magnetica nel nucleo tuttora magnetiz- 

 zato dalla corrente secondaria non esaurita, è da prevedere che sostituendosi 

 al libero svolgimento nel tubo della energia di rottura la nuova chiusura, 

 debba derivarne una perdita dell'energia totale trasferita al secondario. 



Per valutare l'energia complessiva W g ricavata al secondano come effetto 

 di una rottura e di una chiusura operata quando l'intensità di ìottura ha 

 ancora il valore I T , osserviamo che la rottura esplicantesi in pieno libere- 



L I? 



rebbe una energia totale -^r- , dove li è la corrente primaria all' istante 



