— 291 — 



Servono a questo scopo anche le scatolette Si , S 2 e S 3 ; queste ultime 

 sono in legno. 



Uno degli ultimi pireliometri costruiti è fotografato nella fig. 2. 



Fig. 2. 



III. Taratura. — Sia r la resistenza elettrica della laminetta di man- 

 ganina. i l'intensità della corrente che vi^si manda; la quantità di calore 

 che si sviluppa nella laminetta ad ogni minuto secondo è 



q = 0,238 i 1 r . 



Se il circuito della pila saldata alla laminetta comprende un galvano- 

 metro, si può determinare la relazione fra i valori di i, e perciò di q , con 

 le deviazioni galvanometriche. 



Dalle deviazioni che si ottengono allorché l'apparecchio è esposto alla 

 radiazione solare, o ad altra qualsiasi, tenendo conto della relazione trovata, 

 si dedurrà l'intensità che si vuol determinare. 



L'errore relativo che si commette in questa taratura è 



dq 9 di . dr 



q i ' r 



Ora, adoprando un buon apperometro Weston, e conoscendo r a meno 

 di 1/1000, si riduce l'errore relativo totale a circa 1/200, piccolo per questo 

 genere di misure. 



