— 292 — 



Nella flg. 3 le ascisse delle linee I e II rappresentano le quantità di 

 calore prodotte nella laminetta di manganina; le ordinate sono rispettiva- 

 mente le corrispondenti deviazioni del galvanometro, o le corrispondenti in- 

 tensità delle correnti. Le ordinate della III rappresentano ancora queste cor- 

 renti, le ascisse invece dànno le precedenti quantità di calore divise per la 

 superficie della laminetta e moltiplicate per 60 ; vale a dire dànno le quan- 

 tità di calore per cm 2 e per minuto primo. 



Le prime due curve servono per le misure di radiazioni di sorgenti ter- 

 restri ; la III per la misura della radiazione solare. 



Fio. 3. 



Le linee II e III sono sensibilmente rette; la I può anche essere curva, 

 se le deviazioni del galvanometro non sono proporzionali alle correnti. 



Ripetute prove fatte ad anni di distanza] hanno dimostrato che la co- 

 stante strumentale si mantiene inalterata. 



Anche le ricerche della dott. Kahanowics (') fatte con un ricevitore in- 

 tegrale, costruito col principio da me esposto, confermano la superiorità sugli 

 altri tipi di ricevitori, e la costanza della sensibilità. 



È in grazia di questa costanza che tale strumento può sostituire, con 

 vantaggio, altri tipi di pireliometri che essendo fondati sul metodo di ridu- 

 zione a zero, si ritengono molto esatti e sono molto adoperati. 



Naturalmente sarà bene ripetere la taratura prima di una serie di mi- 

 sure che presenti qualche importante variazione nelle condizioni esterne, come 

 il trasporto in una località lontana ; oppure quando è trascorso molto tempo, 

 come si fa ogni tanto la determinazione dello zero di un termometro. 



( x ) Una nuova determinazione della eottante della legge di Stefan-Boltzmann. Rend. 

 Lincei, aprile 1917. 



