— 293 — 



Altri pregi di questo strumento sono la comodità e la prontezza delle 

 misure, comodità molto maggiore di quella del pireliometro di Angstrom, 

 del quale non è meno pronto; prontezza molto superiore a quella del pi- 

 reliometro a disco d'argento di Abbot. 



Aggiungerò che se si usa un galvanometro a sensibilità costante, è pos- 

 sibile, con una conveniente derivazione fissa, e mantenendo sempre costante 

 la distanza della scala, ottenere deviazioni le cui unità siano senz'altro i 

 centesimi della radiazione solare che ad ogni minuto primo colpirebbe un 

 centimetro quadrato. Ciò fa risparmiare tutta una serie di calcoli. 



IV. Puntamento. — Per puntare lo strumento ci sono due 'modi: il 

 primo da seguire all'inizio di una serie di misure, in una stazione nuova, 

 per rettificare il secondo, e questo che è più sollecito e si deve seguire nor- 

 malmente. 



Il primo consiste nell'esaminare sul vetrino smerigliato se l'ombra della 

 laminetta sia affiancata da due linee luminose eguali della lunghezza della 

 laminetta e simmetricamente disposte. 



♦Pel secondo sono poste sul cubetto due lamine P e Q di ottone anne- 

 rito, la prima fornita di un forellino e la seconda di un punto bianco; 

 quest'ultima è spostabile trasversalmente, e si regola in modo che quando 

 lo strumento è ben puntato, il fascette di raggi solari che attraversa il fo- 

 rellino cada sul punto bianco. 



Con questo secondo metodo è facile eseguire rapidamente numerose mi- 

 sure della radiazione solare, rettificando l'orientamento a mano o colla vite 

 micrometrica. 



Le successive letture si fanno togliendo e mettendo un apposito ottu- 

 ratore di legno che si adatta al tubo anteriore, oppure con uno schermo 

 opportunamente disposto e manovrato. 



Per la misura di radiazioni che provengano da sorgenti vicine servirà 

 naturalmente solo il primo metodo ; e se le radiazioni non saranno luminose, 

 si farà un primo puntamento sostituendone la sorgente con una lampadina. 



V. Misura della distribuzione dell'energia sul disco solare. — Per 

 questa misura il pireliometro fa parte di un sistema più complesso che 

 comprende un eliostata e due specchi concavi d'argento. Questi permettono 

 di produrre un' imagine reale del disco solare, nel piano della laminetta di 

 manganina, e di farla scorrere sul piano stesso. 



Per riferire le deviazioni del galvanometro ai punti del disco solare 

 che le producono, serve un sistema di cerchi tracciati, con punta finissima, 

 sul fondo nero di un'apposita cartella piana in ottone, fissata alla faccia an- 

 teriore del cubo, dopo averne svitato il tubo A. 



Le modalità dell'uso si trovano spiegate nella Memoria sopracitata. 



