Contrariamente poi a quanto pareva risultasse dalle osservazioni col 

 galvanometro balistico ( 1 ), l'annullamento della densità del doppio strato ha 

 luogo per i due liquidi sensibilmente per una stessa polarizzazione, corri- 

 spondente ad una resistenza compresa fra 9000 e 9100 Ohm inserita nella 

 cassetta R': il risultato diverso ottenuto col galvanometro è da attribuire 

 all'incertezza che tale metodo presentava e che perciò appunto aveva solo 

 la pretesa di mettere in evidenza unicamente la progressiva diminuzione della 

 densità del doppio strato. 



Nell'intendimento di determinare la f. e. m. necessaria per annullare il 

 doppio strato, polarizzando il mercurio come catodo — cioè anche la diffe- 

 renza di potenziale al contatto del mercurio con i due liquidi studiati ( 2 ) — 

 ho misurato la f. e. m. del piccolo elemento Daniel che alimenta il circuito 

 principale, servendomi del metodo potenzimetrico del Bouty ( 3 ). Alimentando 

 il circuito principale mediante un accumulatore portatile e disponendo nel 

 ramo derivato in cui è inserito l'elettrometro l'elemento Daniel da misurare 

 o un elemento campione al cadmio della f. e. m. di 1,02 Volta il menisco 

 dell'elettrometro era sensibile solo a variazioni di 50 Ohm nella cassetta 

 potenziometrica R' notandosi con l'elemento DaDiel 



il minimo innalzamento per R' = 6100, ed il massimo abbassamento 

 per R' = 6150, 

 e con l'elemento campione 



il minimo innalzamento per R' = 5720, ed il massimo abbassamento 

 per R' = 5770. 



Sciegliendo i valori medi come corrispondenti a spostamento nullo del me- 

 nisco, la f. e. m. dell'elemento Daniel sarà espressa da e== 7^| * 1,02 = 1,09 

 Volta circa 



Poiché la resistenza interna di tale elemento (3 Ohm circa) è trascu- 

 rabile rispetto alla grande resistenza (10110 Ohm) inserita costantemente 

 nel circuito principale (quando si voglia fermarsi ai centesimi di Volta nel- 

 l'apprezzamento della f. e. m. fra B' e C), si deduce che ai valori 9000 e 

 9100 Ohm di resistenza inseriti nella cassetta R' corrispondono per la f. e. m. 

 fra B' e C i valori di 



( x ) Polara e Meresca, loc. cit., pag. 124, tavole. 

 ( s ) Pellat, loc. cit., pag. 147. 



( 3 ) Pellat, Gours d'électricité, tome II, pag. 478. 



( 4 ) Scegliendo i valori estremi 6100 e 5770 risulta e = 1.08 Volta circa, l'errore non 

 superando quindi il centesimo di Volta. Con un galvanometro Ayrton e Mather, sensibile 

 alla variazione di ] Ohm nella cassetta R' si ottiene deviazione nulla nei due casi per 

 R'=6196 e 5765; con questo metodo la f. e. m. risulta quindi di 1,09 Volta circa.* 



1,09 

 10110 



X 9000 = 0,97 Volta e 



1,09 

 10110 



X 9100 = 0,98 Volta. 



Rendiconti. 1918, Voi. XXVII, 1° Sem. 



41 



