— 10 — 



necessariamente piccoli, perchè piccole sono le variazioni solite della pres- 

 sione atmosferica, la stabilità dell' areometro non corre pericolo per tale ag- 

 giunta, e il tubo graduato potrà prendersi piuttosto lungo, p. es. 10 cm., 

 aumentando così la probabilità che il punto d' affioramento cada sulla scala, 

 e riducendo ad uno o due i pesi occorrenti per ottenere in tutti i casi tale 

 risultato. Si potrebbe, ricurvando il tubo sottile suddetto, portare il piat- 

 tello sotto il recipiente; ma questa disposizione ideata dal Tralles per aumen- 

 tare la stabilità degli areometri, nel caso presente sarebbe poco utile. Mi 

 parrebbe utile invece (ma finora ho fatto poche esperienze in proposito) appen- 

 dere il ludione all' estremità d' un areometro a immersione totale, inclina- 

 zione variabile e riflessione, il quale, come descrissi in altra Nota, può fun- 

 zionare come una bilancia estremamente sensibile e a indicazioni continue. 



Un altro modo un po' diverso di misurare le variazioni della pressione 

 atmosferica mediante il ludione, consiste nel diminuire lentamente la pressione 

 al disopra del liquido finché il ludione viene a galla, oppure se esso galleggia 

 nell'alimentare la pressione finché va a fondo ; se la temperatura è costante o 

 se gli effetti delle sue variazioni si compensano esattamente, il ludione viene 

 a galla o va a fondo ad una pressione costante che, per una scelta conve- 

 niente del peso del ludione o del volume dell' aria, può essere la pressione 

 media locale; quindi misurando con un manometro ad acqua la rarefazione 

 o compressione occorrente per produrre gli effetti suddetti, si ha con molta 

 sensibilità di quanto la pressione al momento della determinazione differisce 

 da quella media. Nel calcolare la pressione dell'aria del ludione occorrerà 

 tener conto della pressione esercitata dal liquido nel quale esso è immerso. 



Una proprietà molto utile di questi modi di misurare le variazioni della 

 pressione atmosferica è quella, già accennata, che per un rapporto conveniente 

 fra i volumi dell' aria e del vetro, le variazioni della temperatura (supposto 

 però che essa sia la stessa nel ludione e nel liquido) non modificano le indi- 

 cazioni che con essi s' ottengono. Chiamando u ed u i volumi del vetro e del- 

 l' aria a 0°, k ed a i rispettivi coefficienti di dilatazione, d quello del liquido 

 avente a 0° la densità D a , la spinta subita dal ludione sarà : 



a 0° : v ~ò -f- u a l) a ed a t° : v l) - _|_ ^ -f- u l)o j-qj^ 



oppure con molta approssimazione a t° : 



«o7)o[l — (<$ — k)t] + ?^o[l + (« — à)f\ 

 e la spinta sarà la stessa a 0° e a i° se : 



y ^ $ 



Vo^ Q (d — k)t = w "?o(« — ossia : — = -z j - 



