— 14 — 



Più rapide e più nocive sono le variazioni del volume dell' aria dovute 

 ad azioni chimiche. In vari ludioni immersi nel petrolio d' origine apparen- 

 temente americana, tali variazioni erano sensibili in pochi minuti, in pochi 

 giorni era assorbito tutto 1' ossigeno (a giudicarne dalla diminuzione di volume) 

 e poscia spariva lentamente anche 1' azoto, probabilmente per diffusione verso 

 1' esterno, per effetto della sua maggior densità rispetto a quello atmosferico. 

 Questi assorbimenti si produssero anche con petrolio lungamente e fortemente 

 sciacquato entro una bottiglia in modo che potesse assorbire 1' aria con cui 

 veniva molto intimamente mescolato ; si produssero altresì con petrolio privo 

 delle parti più volatili e bollente a 220°. 



Si possono evitare entrambe le cause d' errore ora indicate, interponendo 

 fra l'aria ed il liquido del recipiente una colonna di mercurio, usando a 

 tale scopo un ìudione avente la forma d' un minuscolo barometro Gay-Lusac, 

 alto pochi centimetri, ma formato di tubi larghi almeno 2 cm. riuniti al solito 

 con un tubo quasi capillare. Versando nel ramo aperto un po' di mercurio 

 ed esercitandovi una leggera aspirazione per far uscire un po' d' aria dal ramo 

 chiuso, si ottiene che il mercurio penetri in parte nel ramo chiuso e termini 

 nella parte larga di entrambi i rami. Se il tubo di comunicazione è capil- 

 lare ed ha nel mezzo un rubinetto col quale s' interrompe la comunicazione, 

 ed inoltre si chiude con un tappo il ramo aperto, per non perdere niente 

 mercurio, il Ìudione potrà essere trasportato in viaggio e le sue indicazioni 

 saranno sempre paragonabili. Esso così in congiunzione con un manometro 

 ad acqua costituisce un barometro assai più facilmente trasportabile e assai 

 meno fragile degli ordinari barometri a mercurio. 



Un altro modo di evitare il lento assorbimento dell' aria del Ìudione, 

 non così efficace e sicuro come il precedente, ma che non richiede l' uso del 

 mercurio, consiste nel!' affilare 1' estremità inferiore ed aperta della campa- 

 nella che funziona da Ìudione e farla terminare con un tubo capillare piut- 

 tosto lungo (ma ricurvo ad elica per economia di spazio e di liquido) il 

 quale rallenta pressoché indefinitamente la diffusione per sè lentissima del- 

 l' aria verso 1' esterno, e questo scopo sarà raggiunto anche meglio se, allor- 

 quando non si adopera il Ìudione lo si tiene sollevato in modo che il livello 

 del liquido nel suo interno coincida con quello nel recipiente. Inoltre, per dimi- 

 nuire la quantità d'aria che può sciogliersi nel liquido, allorché la tempe- 

 ratura decresce, e svilupparsi se la temperatura cresce, gioverà che la quan- 

 tità di liquido nel bulbo, al disopra del tubo capillare suddetto, sia tanto 

 piccola quanto è possibile senza che la sua superficie libera giunga al tubo 

 capillare. Così se il bulbo fosse cilindrico, colla base inferiore, ove è saldato 

 il tubo capillare, quasi piana, se l'altezza della colonna d' aria ivi conte- 

 nuta fosse di 30 mm., e se lo spessore dello stato liquido fosse invece di 

 1 mm., tutta 1' aria in esso contenuta sviluppandosi non produrrebbe che un 

 2 1 



aumento di circa — — — del volume iniziale dell'aria, ossia una variazione di 



