— 15 — 



6,7 mgr. per 10 cm 3 d'aria, e quindi si può ammettere che le variazioni 

 possibili dovute alla causa suddetta siano abbastanza piccole. 



Se il tubo capillare è sufficientemente lungo ed a pareti alquanto spesse, 

 il volume di queste può servire per compensare, nel modo sopra indicato, 

 gli effetti delle variazioni di temperatura; per economia di spazio e di li- 

 quido, e perchè si stabilisca rapidamente e sicuramente l'uniformità di tem- 

 peratura dell'aria, del vetro e del liquido, è utile che esso tubo sia ripiegato 

 ad elica che circondi la campanella, quasi a contatto con essa, e colle spire 

 pure vicine ma che non si tocchino. 



Una forma di ludione meno soddisfacente ma di facile costruzione e che 

 ho usato spesso, consiste in una campanella, o tubo d' assaggio capovolto, 

 munito alla sommità di un uncino per legarvi il filo di sospensione, nella 

 quale è introdotto e ne occupa la parte inferiore un tubo zavorrato, chiuso 

 alle due estremità, lungo circa 3 / 4 della campanella e di diametro tale che 

 vi penetri facilmente, ma lasciando poco intervallo fra le pareti. S' im- 

 pedisce a questo tubo di cadere, per mezzo di laminette di mica introdotte 

 nell' intervallo suddetto, le quali fanno da molla e sono alla lor volta trat- 

 tenute dall' orlo della campanella piegato verso 1' interno ; oppure si può usare 

 un tìlo di seta legato diametralmente all' orlo stesso, che in questo caso 

 deve essere piegato verso l' esterno. Questo tubo avente un volume circa 

 triplo di quello dell' aria che occupa la sommità della campanella, serve per 

 la compensazione termica, ma presenta 1' inconveniente che trovandosi nel 

 liquido ad una profondità maggiore di quella dell' aria, la sua temperatura 

 può essere un po' minore, non si può essere del tutto sicuri che 1' agitazione 

 del liquido abbia annullato tale differenza di temperatura, ed inoltre questa 

 tende continuamente a riprodursi. 



Per rimediare in gran parte a questo inconveniente ho fatto uso di cam- 

 panelle che avevo strozzato e chiuso al terzo superiore della loro lunghezza 

 e contenenti alla parte inferiore un tubo che occupava circa la metà dello 

 spazio residuo ; in tal modo il volume del vetro per la compensazione trovatasi 

 parte al di sopra dell'aria del ludione e parte al disotto, ed era probabile 

 che la temperatura dell' aria fosse uguale a quella media del vetro e del 

 liquido. 



Credo però che il modo migliore per ottenere la compensazione termica 

 sia quello di usare parecchi tubi di vetro sottile chiusi ad entrambe le 

 estremità, aventi la sezione complessiva circa tripla di quella della campa- 

 nella, legati attorno e parallellamente a questa ; così il vetro e 1' aria tro- 

 vandosi alla stessa profondità e adiacenti, avranno certamente la stessa tem- 

 peratura; questa disposizione serve anche pei ludioni con mercurio. 



Per ottenere esattamente la compensazione termica non mi pare con- 

 veniente servirsi della formula, determinando esattamente le varie costanti 

 che ne fanno parte; ritenni invece preferibile servirmene con dati approssi- 



