— 16 — 



niativi per calcolare quale fosse all'incirca il rapporto fra i volumi del vetro 

 e dell' aria, e poscia costruito il ludione secondo questi dati, determinai la 

 variazione del suo peso apparente prodotto da una nota variazione della tem- 

 peratura, collocando a tal uopo il recipiente col ludione nel ghiaccio ed in 

 un bagno alla temperatura ambiente. Dedottane la lieve correzione per la tem- 

 peratura, si può servirsi di essa lasciando il ludione immutato, o modificare il 

 volume dell' aria o quello del vetro in modo da ottenere una compensazione 

 più esatta. Se il ludione è senza mercurio e terminante con un tubo capil- 

 lare, è più comodo a tal uopo diminuire progressivamente il volume dell' aria 

 diminuendo la pressione nel recipiente e facendo uscire dal ludione un nu- 

 mero conveniente di bolle ( ] ), altrimenti sarà più comodo modificare il vo- 

 lume del vetro aggiungendo qualche tubetto o accorciando quelli che già 

 vi sono. 



Per dedurre le variazioni della pressione atmosferica dalle variazioni 

 del peso apparente del ludione, si può determinare il peso apparente del 

 ludione senz' aria, oppure equilibrarlo con tara ; introdotta poi l' aria, il peso 

 occorrente per ristabilire 1' equilibrio sarà uguale al peso del liquido da essa 

 spostato e potrà misurarne il volume e se P, P' sono questi pesi alle pres- 

 sioni H ed H' avremo PH = P'H', H' = ~ H, H' — H = ? ~ F H. 



Però, e specialmente se il ludione contiene mercurio, torna più comodo 

 graduare lo strumento pesando il ludione a due o più diverse profondità 

 h ed ìi! ecc. ; in tal modo avremo le variazioni di peso corrispondenti alle 

 variazioni di pressione h~ò, h'ì'- Si potranno costruire due cavalieri da col- 

 locarsi sui due bracci della bilancia secondo che la pressione è maggiore o 

 minore della media, ed osservando la posizione del cavaliere necessaria per 

 l' equilibrio, si potrà leggere direttamente il valore della pressione atmosfe- 

 rica, sul braccio della bilancia, opportunamente diviso col processo ora in- 

 dicato. Se il ludione ha la forma d' areometro, si potranno produrre rarefa- 

 zioni o compressioni misurate con un manometro ad acqua, ed osservare di 



(') Il volume delle bolle gazose che si svolgono in seno ad un liquido da uno stretto 

 orifizio segue una legge identica alla legge di Tate che dà il peso ed il volume delle 

 goccie che cadono da uno stretto orifizio ; quando la bolla sta per istaccarsi, la spinta che 

 subisce quella parte di essa che sta al disopra della linea di strozzamento è uguale alla 

 tensione superficiale lungo essa linea e se v b il volume, 2nr il perimetro, cp la tensione 

 superficiale, D la densità del liquido, sarà vi = 2nrcp, v ed r sono poco diversi dal vo- 

 lume della bolla dopo staccata e dal raggio dell'orifizio, e quindi noto cp potremo calco- 

 lare v e determinare quante bolle occorrono per avere un volume desiderato. 



Ho tentato in tal modo, usando orifizi in parete sottile, di determinare la ten- 

 sione superficiale dei liquidi; come col metodo delle goccie cadenti se l'efflusso è, come 

 dovrebbe essere, lentissimo i valori di cp riescono minori del vero valore, se l'efflusso è 

 moderato la bolla continua a gonfiarsi mentre si stacca e si hanno valori più prossimi 

 al vero, se l'efflusso ò rapido si hanno valori maggiori del vero. 



