— 44 — 



naie, il peso del liquido spostato dall' aria sarà P nella prima operazione e 

 nella seconda; e se H ed H' sono le pressioni corrispondenti di essa 

 aria, sarà: 



PH = (P + p) H' ossia H = ^— (H — H') 



e si potrà ottenere il valore x della pressione atmosferica, portando ad H 

 le correzioni già indicate. 



Si può anche procedere per mezzo di compressioni, cioè regolare la 

 quantità d' aria del ludione in modo che esso, essendo carico del peso addi- 

 zionale, galleggi ma stia per andare a fondo. Si esercita allora nel recipiente 

 una pressione sufficiente perchè il ludione sfiori esattamente la superficie 

 del liquido colla sua estremità superiore e si osserva la pressione esercitata, 

 quindi si toglie il peso addizionale e si ripete l'operazione. In questo caso 

 sarà : 



(P+j9)H = PH' ossia H = |(H'— H). 



Anche in questi casi si può semplificare il calcolo della formula che 

 dà H con una scelta conveniente dei valori di P e p ; e così tornerà comodo 



P + v ~ì 



nel caso della rarefazione che sia — ^— 77—— = 1 , e che invece nel caso 



P 13,596 



P ~ò 



della compressione sia — == 1 . Usando due ludioni uguali e con 



p io,oyo 



uguali quantità d' aria, si potrebbe anche in questo caso determinare simul- 

 taneamente le pressioni che occorrono per il galleggiamento per l'affioramento 

 esatto col peso addizionale e senza, ed evitare così gli errori derivanti dalla 

 variazione della pressione che si vuol misurare mentre dura la determina- 

 zione. Così pure anche con questo metodo, usando un solo ludione ed osser- 

 vando una sol volta la pressione occorrente per il galleggiamento per 

 l'affioramento, si potrà ottenere direttamente la variazione avvenuta della 

 pressione atmosferica e quindi il valore assoluto di questa, purché il ludione 

 sia compensato per le variazioni di temperatura. 



Non può esser dubbio che con questi modi di determinare la pressione, sia 

 con la bilancia che col manometro, si possano ottenere valori così esatti come 

 quelli dati dal barometro a mercurio, purché rimanga invariata la massa del 

 gaz e sia costante la temperatura e la pressione che si vuol misurare, op- 

 pure si ricorra a quelle disposizioni che servono ad evitare queste cause 

 d' errore, perchè la legge di Boyle sulla quale si fondano questi metodi non 

 è, colle note deviazioni, meno immutabile delle leggi dell' idrostatica. 



Tuttavia era necessario determinare coll'esperienza quali fossero le cause 

 d'errore che si presentano in pratica e come si potessero evitare. Operai 



