— 45 — 



prima nel modo il più semplice pesando una campanella corta e larga im- 

 mersa in un cilindro di vetro con piede alto 50 cm. e pieno d' acqua ; la 

 campanella era sospesa mediante un lungo filo sottilissimo d' argento, era im- 

 mersa completamente ma a poca distanza dalla superficie dell'acqua e veniva 

 pesata o equilibrata prima senz' aria, poi con 10 a 15 cm 3 d' aria nel suo 

 interno, e finalmente sollevavo il cilindro in modo che la campanella si 

 trovasse presso al fondo e determinavo nuovamente il peso di essa. Sul 

 cilindro avevo incollata una striscia di carta millimetrata sulla quale osser- 

 vavo le due posizioni del livello del ludione, determinando poi la loro vera 

 distanza con una scala d'ottone più esatta, e così osservata la temperatura 

 dell'acqua dalla quale dipende il valore s della tensione di vapore, avevo 

 gli elementi per calcolare la pressione. 



I valori così ottenuti risultarono inferiori di circa 2 cm. a quelli dati 

 dal barometro a mercurio, e supponendo che ciò potesse esser causato dalla 

 presenza del vapore (che però tenderebbe a produrre un errore in senso con- 

 trario) ripetei le determinazioni usando invece di acqua, petrolio comune e 

 petrolio privo della parte più volatile e bollente a 220° ; ma questi petroli 

 assorbivano rapidamente l' ossigeno dell' aria della campanella il cui peso 

 apparente variava in pochi minuti di qualche centigrammo, laonde le due 

 pesate a diversa profondità non erano paragonabili e non potevano dare ri- 

 sultati esatti. 



M' accorsi in seguito che la tensione del vapore non poteva esser causa 

 dell'errore nelle determinazioni coll'acqua e che questo proveniva invece dalla 

 differenza di temperatura dell'acqua alle due diverse profondità, differenza 

 che non era completamente eliminata coli' agitazione e che inoltre si ripro- 

 duceva rapidamente. 



Per evitare questa causa d' errore pesai prima la campanella, immersa 

 fin presso al fondo del cilindro pieno d'acqua, e poscia con un sifone, fissato 

 in precedenza, tolsi con precauzione l'acqua del cilindro finché il livello giun- 

 gesse a poca distanza dalla sommità della campanella, ed in tal modo potei 

 pesare questa a una profondità molto diversa della precedente senza cambiare 

 nè perturbare il liquido che la circondava, e senza che la temperatura va- 

 riasse sensibilmente. Per maggior precauzione, al disotto dell'estremità interna 

 del sifone, la quale era ripiegata orizzontalmente, avevo collocato un disco 

 di lamina d'ottone, con un foro centrale di 1 cm. di diametro per il quale 

 passava il filo di sospensione, allo scopo di impedire che il movimento pro- 

 dotto dall'aspirazione dell'acqua si propagasse allo scompartimento inferiore 

 ove si trovava la campanella; ed inoltre, per determinare la pressione mi 

 servivo delle due pesate eseguite immediatamente prima e dopo questa aspi- 

 razione, e non di quelle eseguite prima o dopo la nuova introduzione del- 

 l'acqua che può facilmente produrre una variazione di temperatura, nello 

 scompartimento inferiore. Per facilitare l'aspirazione e specialmente la riin- 



