— 46 — 



troduzione dell'acqua, il ramo esterno del sifone comunicava mediante un 

 tubo di gomma colla tubulatura alla base d' una bottiglia piena per metà 

 d'acqua, e così collocando questa su uno o l'altro di due sostegni ad altezza 

 conveniente, portavo il livello alla sommità o alla parte inferiore del cilindro 

 suddetto. Ottenni così valori cbe differivano meno di 1 mm. da quello otte- 

 nuto col barometro Fortin. 



In seguito mi parve opportuno che la differenza ti delle due profondità, 

 dalla quale dipende essenzialmente il valore che si ottiene per la pressione, 

 fosse uguale o poco minore dell' altezza della colonna barometrica ; inoltre 

 desideravo diminuire la quantità di liquido che occorre togliere o aggiungere 

 per far variare il livello, e ciò sia per risparmio di liquido, per il caso che 

 questo fosse costoso, sia per diminuire la perturbazione che produce la sua 

 riintroduzione e potere quindi utilizzare per il calcolo della pressione anche 

 le due pesate eseguite immediatamente prima e dopo di essa. A tal uopo la 

 campanella era immersa in una boccetta a collo largo nella quale mediante un 

 buon tappo era adattato un tubo di vetro, verticale, alto circa 85 cm., largo 2 cm., 

 ed avente presso l'estremità inferiore un tubo saldato lateralmente che co- 

 municava per mezzo d' un tubo di gomma colla tubulatura alla base d' una 

 bottiglia piena per metà d' acqua, e collocando questa su due sostegni ad 

 altezza conveniente si poteva portare il livello nel tubo suddetto alla parte 

 inferiore o superiore. Sarebbe stato possibile di usare un tubo di minor dia- 

 metro, p. es. 1 cm., senza pericolo che il filo di sospensione andasse ad urtare 

 contro le pareti, ma questo tubo avrebbe dovuto avere due rigonfiamenti 

 cilindrici di circa 2 cm. di diametro alle estremità ove deve trovarsi il 

 livello, per evitare errori di capillarità. 



La campanella di vetro sottile, di 2 cm. di diametro interno, era za- 

 vorrata con una striscia di piombo adattata internamente contro la parete, trat- 

 tenuta dall'orlo rientrante di questa, e collocata mezzo centimetro sotto il li- 

 vello del liquido; essa campanella non poteva penetrare dentro il tubo verticale 

 suddetto, e perciò veniva collocata nella boccetta piena d'acqua ed ivi appesa 

 al filo d' argento che scendeva dentro esso tubo e sporgeva dall' estremità 

 inferiore. Rovesciando la campanella, tanto da farne uscire tutta l' aria e 

 adattato il tubo verticale sulla boccetta, determinavo il peso o la tara occor- 

 rente per far equilibrio al vetro e alla zavorra ed inoltre, fatto variare il 

 livello dalla base alla sommità del tubo verticale, determinavo la variazione 

 del peso apparente causata dall' immersione del filo d' argento, la qual va- 

 riazione risultò di 3,5 mgr. per 808 mm. di filo immerso. Poi staccai il 

 tubo verticale dalla boccetta, introdussi l'aria nella campanella mediante una 

 pipetta a becco ricurvo, riadattai il tubo che resi ben verticale, e 1' appa- 

 recchio fu pronto per le determinazioni. 



Credo necessario di notare che l'apparecchio era messo su provvisoria- 

 mente per uno dei molti tentativi di vario genere, e perciò era soggetto a 



