— 47 — 



molte peripezie, come p. es. imperfetta visione della scala d'ottone, appesa 

 dietro e accanto al tubo verticale, indeterminatezza del livello, spostamenti 

 della scala ecc. che potevano influire sull' esattezza delle determinazioni. 

 Kiusciva specialmente incomoda l'osservazione dei livelli nel ludione ed alla 

 base del tubo verticale, i quali necessariamente si trovavano a poca distanza 

 dal suolo, sebbene la bilancia fosse collocata tanto in alto quanto era possi- 

 bile per poter pesare comodamente stando in piedi. La posizione del livello 

 nel ludione può essere determinata senza grandissima precisione, perchè il 

 valore di h che ne dipende va diviso per 13,6 ed anche il possibile errore 

 sarebbe diviso per questo numero, mentre la posizione inferiore del livello 

 nel tubo verticale determina ti e deve essere osservato colla massima pre- 

 cisione. Però se il sostegno con due piani sui quali va collocata la bottiglia 

 tabulata alla base è ben stabile, e se i due piani suddetti sono ben piani 

 e orizzontali ed anche il fondo della bottiglia è spianato perchè vi si adatti 

 bene, non solo la determinazione del livello inferiore ma altresì quella del 

 livello superiore possono esser determinate una volta per sempre, anche in- 

 nalzando il sostegno e portandolo ad una altezza più comoda per l'osserva- 

 zione, staccando provvisoriamente il filo d'argento dalla bilancia; la quantità 

 dell'acqua contenuta nella bottiglia può variare senza che vari il valore di ti, 

 perchè entrambe le posizioni del livello variano ugualmente, purché la bot- 

 tiglia tubulata ed il tubo verticale siano cilindrici. Un errore può invece 

 causare la variazione della capacità del tubo di gomma, che perciò dovrà 

 avere piccola sezione e pareti spesse. È, anche da notare che per avere ti, 

 la differenza d'altezza delle due posizioni del livello nel tubo verticale deve 

 essere diminuita dello spostamento del livello del ludione, che si osserva facil- 

 mente una volta per sempre, e si può anche, calcolare facilmente, se sono 

 noti il diametro interno del ludione ed il volume dell'aria. 



Un' altra condizione sfavorevole delle seguenti determinazioni fu la varia- 

 bilità della temperatura ambiente, causata dalla stagione estiva e dalla 

 posizione dei locali dove vennero eseguite, molto soleggiati, molto vicini al 

 tetto fortemente riscaldato dai raggi solari. Ciononostante, tenendo la boccetta 

 col ludione immersa in un grosso bicchiere da pile, pieno d'acqua che ridu- 

 cevo alla temperatura ambiente coli' aggiunta d' acqua calda, potei ridurre 

 abbastanza la velocità di riscaldamento, durante il tempo non lungo che 

 durava una serie di molte determinazioni. A tale proposito è da notare che 

 non utilizzavo la pesata del ludione immediatamente dopo avvenuta la varia- 

 zione del livello, ma bensì quella eseguita dopo circa 5 minuti affinchè fosse 

 sparito 1' aumento o diminuzione di temperatura causato dalla variazione del 

 volume dell'aria; ma mi parve che facendo variare il livello sempre colla 

 stessa velocità, si potrebbe usare la pesata eseguita p. es. un minuto 

 dopo compiuta questa variazione, facendovi poi la correzione molto piccola 

 (nelle mie determinazioni era di circa 1,5 mgr.) per l'effetto termico che 

 basta determinare una volta per sempre. 



