— 48 — 



Nella seguente tabella trovatisi i risultati di una serie di determinazioni ; 

 nella l a colonna trovansi i pesi P' dell' acqua spostata dall' aria, quando 

 il ludione si trovava alla maggior profondità, ossia proporzionalmente i volumi 

 di essa aria; nella 2 a colonna trovansi le differenze dei pesi P — P' del- 

 l' acqua spostata alle due profondità ; nella 3 a colonna la differenza ti delle 

 profondità a cui si trovava il livello del ludione; nella 4 a colonna il valore 

 H che ne risulta per la pressione dell' aria del ludione, priva di vapore, e 

 nella 5 a colonna il valore x della pressione atmosferica. 



P' 



P -P 



h! 



H 



X 



12,880 



1,0122 



792,9 



740,0 



756.3 



12,880 



1,0120 



792,8 



740,0 



756,3 



12,882 



1,0124 



793,1 



740,2 



756,5 



12,882 



1,0129 



792,8 



739,5 



755,8 



12,885 



1,0124 



792,9 



740,1 



756.4 



12,855 



1,0140 



793,0 



739,0 



755,3 



12,8885 



1,0126 



793,2 



740,4 



756,7 



12,8885 



1,2129 



793,1 



740,1 



756,4 



Dai valori successivi di P' apparisce che il volume dell'aria è andato 

 lentamente crescendo, ed ha variato di 8,5 mgr. nell' intervallo fra la prima 

 e l' ultima determinazione di P', che fu di 70', quindi la variazione media 

 fu di mgr. 0,12 per minuto, della quale mi son servito per correggere i 

 valori di P — P' riducendo il valore di P a quello che sarebbe stato se 

 fosse stato determinato contemporaneamente a P'; nel calcolo di P' e di 

 P — P' è altresì da notare che P' risulta maggiore della spinta dovuta 

 all' aria, per effetto della spinta subita dal filo d' argento che va quindi de- 

 dotta da P'. Una qualche incertezza si ha nel valore della tensione del vapore, 

 perchè mentre la temperatura del bagno variò durante l' intera serie da 24°, 8 

 a 25°,1, la temperatura dell'aria nel ludione, come risulta dai valori di P' 

 e come era naturale perchè più difesa, non variò che di qualche centesimo 

 di grado, e perciò io supposi che fosse uguale alla temperatura iniziale. 



La pressione misurata col barometro Fortin era di 756,3 mm., cioè 

 quasi esattamente concordante colla massima parte dei valori di x riportati 

 nella 5 a colonna ; le differenze non grandi che si osservano in qualche caso sono 

 certamente dovute a circostanze fortuite ed evitabili, così per il 6° valore che 

 maggiormente si discosta, trovo nel registro delle esperienze che la bilancia 

 oscillando male, volli rinnovare la superfìcie dell' acqua e perciò serrai il 

 tubo di gomma e versai acqua nel tubo verticale finch' essa traboccasse, ciò 



