— 104 — 



Fisica. — Risultato di alcune misure di dispersione elettrica. 

 Nota di A. Pochettino, presentata dal Socio Blaserna. 



In una recente pubblicazione dal titolo « Messungen der elektrischen 

 Zerstreuung in der freien atmosphàrischen Luft an geographisch weit vo- 

 neinander entfernt liegenden Orten » il sig. J. Elster, riportando i numeri 

 ottenuti da alcune misure di dispersione elettrica fatte a bordo di un piro- 

 scafo durante un viaggio nel Mar Glaciale, rileva come al crescere dell' umi- 

 dità relativa, anche quando non vi siano nebbie o vapori visibili, il coeffi- 

 ciente di dispersione diminuisca qualunque sia il segno dell' elettricità. Questo 

 fatto, a prima vista strano, riesce affatto spiegabile se si ammette che quando 

 il vapor acqueo contenuto nell' aria è prossimo al suo punto di condensazione, 

 un gran numero degli ioni liberamente esistenti nell'atmosfera subisce una 

 notevole diminuzione di movibilità. 



L' evidente importanza che questo fenomeno assume non solo nella teoria 

 della conducibilità elettrica dei gas, ma anche rispetto allo studio dell' elet- 

 tricità atmosferica, è senza dubbio grandissima; perciò volli vedere se qualche 

 cosa di analogo saltasse fuori dallo spoglio dei risultati delle misure sulla 

 dispersione dell' elettricità nell' aria atmosferica eh' ebbi occasione di compiere 

 durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre dello scorso anno, tro- 

 vandomi a Conegliano (Treviso) a dirigere la locale Stazione governativa di 

 studio dei fenomeni temporaleschi e di controllo agli esperimenti grandinifughi. 



I signori Elster e Geitel in un recente loro studio (-) sull'importante 

 questione se l' aria atmosferica si possa riguardare come leggermente con- 

 duttrice dell' elettricità, e se questa sua tenue conduttività sia da ascriversi 

 principalmente ad una parziale ionizzazione, giunsero alla costruzione di un 

 semplicissimo apparecchio destinato a studiare il modo con cui un condut- 

 tore caricato a un certo potenziale perde la sua carica quando venga esposto 

 all'aria atmosferica. 



II metodo da essi ideato, e da me con scrupolosa cura seguito, consiste 

 nel misurare mediante un elettrometro di Ener la perdita di carica di un 

 conduttore cilindrico preventivamente caricato ad un determinato potenziale, 

 tenendo conto della perdita dovuta al sostegno isolante. Una determinazione 

 completa richiede dunque due misure distinte: Si carica il sistema formato 

 dall' elettrometro e dal corpo disperdente a un potenziale V e dopo un 

 tempo t si osserva il potenziale V cui il sistema è disceso ; si carica quindi 

 il solo elettrometro (che funziona anche da sostegno al corpo disperdente) 



(') Physikalische Zeitschrift, 24 Novembre 1900. 



( 2 ) Physikalische Zeitschrift, I, pag. 245, 1900; Terrestial Magnetism, IV, n. 4, 

 pag. 213; Annalen der Physik, 1900, ri. 7, pag. 425. 



