Si può dunque concludere che quest' istrarnento permette di misurare la 

 frequenza delle correnti alternative, mediante un semplice rapporto di resi- 

 stenze, con un metodo di riduzione a zero, indipendentemente dal valore as- 

 soluto dell' intensità di corrente circolante nei circuiti. 



Esso può essere adoperato in un intervallo molto esteso senza bisogno 

 di variar nulla nell' apparecchio. Esso comincia da poche alternazioni; per 



01 = 0, = — = co . Il limite superiore è meno ben definito da queste esperienze 



v 



preliminari. Il rapporto '-^ tende ad essere costante per co = co cioè la po- 

 sizione di zero dell' istrumento è indipendente dalla frequenza. La formula 

 trovata dimostra che 1' istrumento può essere certamente adoperato fino a 

 frequenze del valore di circa mille, però in questo caso il problema si com- 

 plica dovendo tener conto anche delle autoinduzioni dei circuiti derivati; co- 

 sicché bisogna guardarsi dalle estrapolazioni, tanto più che le impedenze 

 variano colla frequenza anche per effetto dell' induzione mutua fra circuiti 

 mobili e circuiti fissi. 



La sensibilità dell' istrumento può esser fatta variare ad arbitrio facendo 

 variare il filo di sospensione, e 1' intensità di corrente. 



Nel mio caso 1' istrumento sentiva bene 1 alternazione con una corrente 

 complessiva di 1 / 10 di ampère. In condizioni di massima sensibilità non sa- 

 rebbe difficile sentire collo stesso apparecchio '/iooo di alternazione. 



Dal primo calcolo fatto si deduce ancora un dato. 



Il valore di ,u è il quadrato del rapporto fra la resistenza e il coeff. di 

 autoinduzione del circuito equivalente al rame percorso da correnti di Fou- 

 cault. Si può quindi, per quel solido almeno, dedurre l'ordine di quel rapporto, 

 che deve essere intorno al numero 900. 



L' istrumento può essere adottato per la misura rapida e facile di coeffi- 

 cienti di autoinduzione, come si vede senz' altro dalla forinola 



-j- or l x 2 a -f- boi 2 — co)* 



r 2 -J- or l 2 ca i 



specie quando i due coefficienti dei rocchetti dell' istrumento sieno trascu- 

 rabili rispetto a quelli che si vogliono misurare. 



Infine può essere adoperato come elettrodinamometro sensibilissimo usando 

 solo i rocchetti A A. Con una conveniente scelta dell' equipaggio mobile (un 

 piccolo parallelepipedo di 20 X 5 X 5 di laminette di ferro isolate) 1' istru- 

 mento può sentire i decimillesimi di ampère con una resistenza interna di 

 Il ohm. 



In una prossima Nota darò lo studio sperimentale più minuzioso di questo 

 istrumento. 



