— 291 — 



dalla cui risoluzione si ottenne 



Jtp = l".\l [> = 0".67. 



La latitudine del pilastro d'osservazione risultò quindi: 



(p = 42°. 14'. 47". 11. 



Gli errori probabili delle incognite Jg> e b, dalla risoluzione dei due 

 sistemi di equazioni del peso, risultarono qj^ = 0". 15 Q b = 0".l9. For- 

 mando invece gli scostamenti fra il valore definitivo di <p ed i valori medi 

 ottenuti dalle singole Stelle, e corretti per la flessione del cannocchiale, si 

 ottenne q v = U". 10. 



La riduzione al centro trigonometrico ed il calcolo della deviazione 

 locale in latitudine si rimandano ad una prossima Nota, nella quale si ren- 

 derà conto delle operazioni eseguite per determinare l'azimut astronomico 

 della direzione M. Soratte - M. Mario. 



Fisica terrestre. — // microsismometrografo a tre compo- 

 nenti. Nota di G. Agamennone, presentata dal Socio Tacchini. 



In questi stessi Eendiconti ho già descritto questo apparecchio (') ; ma 

 mentre il meccanismo per la registrazione di ambo le componenti orizzontali 

 fu allora fatto conoscere nei suoi particolari, quello invece, destinato alla 

 componente verticale, fu appena accennato. Scopo della presente Nota è 

 quello di dare anche di quest'ultimo una conveniente descrizione. 



È noto quanto sia difficile in sismometria di poter registrare con la 

 dovuta esattezza la componente verticale del suolo, in occasione d'una scossa 

 di terremoto. Nel sismografo Cecchi e nel sismometrografo Brassart, i soli 

 apparecchi a tre componenti maggiormente in uso in Italia, il meccanismo 

 relativo alla componente verticale deve piuttosto ritenersi come un semplice 

 sismoscopio per le scosse sussultorie; in quanto che, dato il periodo oscil- 

 latorio troppo rapido delle molle ad elica in essi adoperate, è difficilissimo 

 poter dedurre il movimento effettivo del suolo dal tracciato, reso complica- 

 tissimo dalle oscillazioni rapide e notevoli delle molle stesse ( 2 ). Ciò spiega 



(') G. Agamennone, Nuovo tipo di sismometrografo. Rend. della R. Acc. dei Lincei. 

 Ser. 5 a , voi. IX, pag. 31, seduta del 15 luglio 1900; Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. VI, 

 1900-1901, pag. 71. 



( 2 ) Per ovviare in parte a questo inconveniente, ho aggiunto, anni indietro, al corto 

 saltaleone del sismometrografo Brassart a lastra affumicata, in azione nella stazione sis- 

 mica sperimentale del Collegio Romano, una serie di molle ad elica, attaccate l'una sotto 

 l'altra, colle quali fu possibile di portare il periodo semplice oscillatorio della massa da 

 y 4 a 2 /a circa di secondo. E più recentemente, adottando lo stesso ripiego in uno stru- 



Rendiconti. 1901, Voi. X, 1° Sem. 38 



