— 293 — 



trova nel sismografo Gray-Milne (') e che si presta ugualmente bene anche 

 per movimenti abbastanza larghi e lenti, in cui può entrare verticalmente 

 la massa. Dopo un attento esame dei vari metodi proposti, tanto in Italia 

 quanto all'estero, per la registrazione della componente verticale, ho finito 

 per convincermi che quelli appunto del Gray e dell'Ewing sono finora i 

 migliori. 



Per la costruzione dello strumento che sto per descrivere, io mi sono 

 attenuto al metodo dell'Ewing, come quello che richiede un numero minore 

 di molle e di assi di .rotazione e perciò introduce una somma minore di 

 attriti; circostanza questa preziosa quando si tratti d'un apparecchio che 

 aspiri ad una rimarchevole delicatezza. È stata appunto questa mia perples- 

 sità nella scelta del miglior sistema, che si prestasse anche bene all'impiego 

 d'una massa considerevole, sospesa astaticamente in senso verticale, che mi 

 ha fatto rinunciare ne' miei primi sismometrografi a far registrare, accanto 

 alle componenti orizzontali, anche quella verticale, come sarebbe stato mio 

 desiderio ( 2 ). 



meritare questo nuovo meccanismo subito dopo che fa reso di pubblica ragione; ma a dir 

 vero non me ne trovai troppo soddisfatto, in quanto che la possibilità d'ottenere un pe- 

 riodo oscillatorio abbastanza lento della massa, in senso verticale, sembrava subordinata 

 nella pratica ad un movimento ondulatorio in cui doveva entrare nel tempo stesso la 

 massa. 



Il Grablovitz ha ideato pure una sospensione abbastanza ingegnosa, a puleggia eccen- 

 trica, con la quale realizzare una massa stazionaria in senso verticale (Descrizione di 

 un sismoscopio elettrico a massa stazionaria. Ann. dell' Uff. Centr. Met. e Geod. ltal., 

 voi. XII, Parte l a , 1890, pag. 209). Ma l'A. stesso dichiara che Yastaticità è solo quasi 

 completamente raggiunta per piccole escursioni, mentre nelle forti la compensazione perde 

 il suo effetto. Di più, il sistema è per sua natura lungi dall'essere esente d'attriti e re- 

 sistenze, talché non ne sarebbe consigliabile l'applicazione in un apparecchio di grande 

 sensibilità (Nuovi metodi per indagini geodinamiche. Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. II, 

 1896-97, pag. 41). 



Più recentemente il Vicentini ed il Pacher, dopo vari tentativi, si sono arrestati 

 ad un metodo ben più semplice dei precedenti, fondato senz'altro sull'impiego d'una lunga 

 molla piana, in posizione quasi orizzontale, la quale è fissata ad un'estremità ed è cari- 

 cata all'altra da una massa di 45 kg. (Jl/icrosismografo per la componente verticale. Atti 

 del E. Ist. Ven. di se, lett. ed arti, T. LVII, 1898-99, pag. 65). Però, con tal metodo, il 

 periodo oscillatorio semplice della massa non ha superato S ,6. 



Più tardi, gli stessi autori adottarono una disposizione conveniente che permetteva 

 di far registrare la componente verticale sullo stesso registratore del microsismografo per 

 le componenti orizzontali. 



(') T. Gray, On an Improved Form of Seismograph. Phil. Mag., 1887, n. 143, pag. 353; 

 J. Milne, The Gray-Milne Seismograph. ecc. Trans, of the Seism. Soc. of Japan, voi. XII, 

 1888, pag. 33. 



( 2 ) Questa intenzione io aveva già manifestata fin dal 1895 nella mia Nota : Sopra 

 un nuovo tipo di sismometrografo (Boll, della Soc. Sism. Ital., voi. I, 1895, pag. 160). 



