— 294 — 



Ciò premesso, passo a descrivere il microsismometrografo nella parte che 

 si riferisce alla registrazione della sola componente verticale, coll'aiuto delle 

 due figure qui annesse: la figura l a rappresenta lo strumento visto di faccia, 

 la figura 2 a ne mostra la pianta. In entrambe le figure ho riportato par- 

 zialmente il pilastro in mattoni, sul quale è installato il meccanismo che 

 soprassiede alla registrazione delle componenti orizzontali, allo scopo di mo- 

 strare lo strumento completo ed il modo con cui, nel nostro caso speciale, 

 si è creduto di far registrare la componente verticale sopra gli stessi regi- 

 stratori che servono per quelle orizzontali ('). Per la teoria poi del sistema 

 proposto dall' Ewing e che io ho appunto utilizzato nel mio strumento, ri- 

 mando senz'altro alla Memoria originale dell' Ewing, sopra accennata. 



La leva orizzontale del sistema Ewing è costituita nel nostro caso da 

 un robusto telaio in ferro PP, gravato ad un' estremità da una massa di 

 piombo M' di quasi 180 kg., ripartita in 12 parallelepipedi rettangolari, 

 che complessivamente formano un cubo di 25 cm di lato e sono stretti entro 

 due piatti di ferro mediante quattro robuste chiavarde g' ( 2 ). Come mostrano 

 le figure, la massa M' rimane vicinissima al pilastro K, in precedenza co- 

 struito espressamente per l' installazione dello strumento, destinato alle sole 

 componenti orizzontali, mentre l'estremità opposta del telaio PP rimane 

 presso il muro maestro A", che si è voluto utilizzare per bilicarvi il telaio 

 stesso e per fissarvi le molle destinate a sorreggerlo. L'estremità del telaio 

 rivolta al muro E' termina in un grosso asse di ferro 0, sulla cui parte 

 superiore sono fissati, ai due estremi, due coltelli d'acciaio temperato, costi- 

 tuenti il bilico del telaio. Sopra gli anzidetti coltelli riposano due coppe 

 cilindriche z, pure in acciaio temperato, fissate alle due estremità d'una 

 solidissima sbarra di ferro Y la quale, alla sua volta, è applicata in posi- 

 zione orizzontale contro la faccia inferiore di due pezzi di travi in ferro T', 

 incastrati profondamente nel muro A". 



Al di sopra delle travi di ferro T' sono pure murati solidamente, nella 

 stessa parete, due robustissime mensole F le quali, presso il muro, terminano 

 in alto in due orecchie, dove è girevole, attorno a due perni w, un robusto 



(') Sento qui l'obbligo di ringraziare l'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodina- 

 mica per aver concessi i mezzi per la costruzione di questa parte del microsismometrografo, 

 costruzione che nella pratica ha presentato non poche difficoltà, data l'enorme massa di 

 piombo che io ho voluta espressamente adoperare, per attenuare gli attriti inerenti alla 

 registrazione meccanica. Alla buona riuscita del lavoro ha cooperato senza dubbio anche 

 il costruttore, che è stato sotto la mia direzione il sig. L. Fascianelli, il ben noto mec- 

 canico del detto Ufficio. 



( 2 ) Affinchè la linea retta, congiungente il centro di gravità della massa M' con 

 l'asse di rotazione del telaio, risulti il meno possibile obliqua all'orizzonte, sarebbe pre- 

 feribile che una parte della massa di piombo rimanesse al di sotto del telaio. 



