— 297 — 



l'altro estremo va ad imperniarsi al braccio corto d'una levetta orizzontale 

 (perpendicolare al piano della figura e non visibile nel disegno) fissata all'as- 

 setto di rotazione s". Siccome a questo stesso assetto è fissato lo stilo in 

 alluminio l" — pure perpendicolare al piano della figura e che scrive sopra 

 ambo i registratori dello strumento nello stesso modo degli altri due con- 

 simili stili l ed V , destinati alle componenti orizzontali — così si vede 

 come i movimenti della massa M' , mercè due moltiplicazioni successive, pos- 

 sono essere sufficientemente amplificati e precisamente nel rapporto di 1 a 50. 

 Infatti la leva codata G ingrandisce quasi nel rapporto di 1 a 4, e 

 la lunghezza della levetta, fissata all' asse s", sta a quella dello stilo di 

 alluminio l" come 1 a 13. Per diminuire il più possibile gli attriti nei 

 quattro punti, in cui i tubi d'alluminio N ed N' sono collegati colla massa 

 M', colla leva G e coll'assetto s", gli attacchi cernierati sono realizzati me- 

 diante quattro delicatissimi aghi fissati alle estremità degli anzidetti tubi. 

 Infine, per regolare la posizione dello stilo l" per rapporto agli altri due l 

 ed l\ senza dover ricorrere ogni volta a cambiare la tensione delle molle, 

 la connessione dell'estremità inferiore del tubo TV colla piastra superiore della 

 massa M' è fatta mediante un piccolo congegno, dove mediante la vite io 

 si può alzare od abbassare a piacere il tubo N. 



Una grave difficoltà, del resto da prevedersi, che si è riscontrata nel 

 funzionamento del meccanismo destinato alla componente verticale, consiste 

 nella grande variabilità della posizione di riposo dello stilo l", dovuta in 

 parte ad una distensione progressiva delle molle, ed in parte alle fluttua- 

 zioni della temperatura dell'ambiente ('). In quanto alla prima causa, v' è 

 da sperare che il cedimento delle molle si faccia col tempo sempre più pic- 

 colo e vi si può rimediare rimettendo a punto ogni giorno lo stilo l'\ col 

 girare la vite di registro io, e più di rado, quando occorra, coli' innalzare il 

 telaio u mediante le viti x, ciò che equivale a tendere maggiormente le 

 molle. 



La seconda causa di perturbazione è ben più difficile ad essere rimossa, 

 quando non si abbia modo di mantenere abbastanza costante la temperatura 

 dell'ambiente. Si può in parte rimediare, col proteggere l' insieme delle 

 molle con opportuni ripari, affinchè le variazioni termiche vi arrivino atte- 

 nuate. Ma ben si comprende come questo rimedio sia addirittura insufficiente 

 nel caso che i cambiamenti di temperatura giungano troppo sensibili e rapidi; 

 poiché dato il forte ingrandimento dello strumento, basta un piccolo squi- 

 librio termico nelle molle, perchè la massa M' venga ad urtare contro l'ima 

 o l'altra delle due viti V' . Gli effetti della temperatura non sono tanto dan- 



(') Lo stesso inconveniente fu naturalmente riscontrato nel microsismografo Vicentini 

 per la componente verticale, nel quale si trovò che la variazione di 0°,1 nella temperatura 

 dell'ambiente provocava uno spostamento di l mm '/a nella pennina registratrice. 



