— 138 — 



Per il vetro che si suole adoperare nella costruzione degli spettroscopi 

 di Michelson, i valori di b per le lunghezze d'onda delle radiazioni visibili 

 differiscono poco dalla terza parte di 2. 



Quindi, colla gradinata catottrica: 



1) la dispersione risulta quasi tre volte maggiore 



2) il potere risolutivo è quasi triplicato, cioè con questa gradinata 

 si possono risolvere due righe la cui differenza di lunghezza d'onda è circa 

 la terza parte di quella che occorre per una gradinata trasparente, delle 

 stesse dimensioni. 



3) la differenza di lunghezza d'onda compresa tra due spettri succes- 

 sivi è circa la terza parte. 



Una conferma sperimentale l'ho otteuuta con un piccolo spettroscopio 

 a gradinata costruito da Hilger di Londra, che trovasi nel Gabinetto di 

 Fisica del R. istituto di Studi Superiori in Firenze ( 2 ). L'ho adoperato come 

 una gradinata riflettente accontentandomi di raccogliere la luce riflessa par- 

 zialmente dal vetro sulle facce degli scalini. 



I primi tentativi furono poco fortunati, poiché, dovendo mettermi dalla 

 stessa parte del prisma dello spettroscopio col quale è necessario separare 

 le radiazioni, avevo collocato la gradinata a breve distanza dal prisma ed 

 il cannocchiale al disopra di questo, e quindi ricevevo i raggi sotto un 

 angolo troppo forte. Tale inconveniente può essere tolto disponendo fra il 

 prisma e la gradinata una lamina semi argentata a 45° in modo da ricevere 

 i raggi a 00° da quelli incidenti : ma io dispc ivo di troppa poca luce, a 

 causa della debole riflessione parziale delle lamine, per diminuirla ancora 

 con questo artifizio. 



Per ridurre piccolo l'angolo 6 ho collocato la gradinata a circa due 

 metri di distanza dal prisma, ed ho messo il cannocchiale immediatamente 

 al disopra del prisma, quasi appoggiato ad esso. Si presentavano altri in- 

 convenienti, che non eran però tali da impedirmi di fare l'osservazione. 



Ho osservato una delle due righe gialle del mercurio, quella di lun- 

 ghezza d'onda minore, X = 5770. Essa appariva decomposta nel modo in- 

 dicato da Michelson ( 3 ). Con la stessa gradinata usata per trasparenza, la 

 medesima riga appariva invece senza satelliti. E ciò conformemente al calcolo. 



Con uno spettroscopio a gradinata di maggiore potere risolutivo (40 la- 

 mine da 1 cm) usato per trasparenza, la riga appariva sdoppiata come col 

 piccolo usato per riflessione. 



(*) Es-a ha segno opposto: eoa questa gradinata allontanandosi dalla normale si va 

 verso il violetto. 



( 2 ) Esso è costituito da 12 lamine dello spessore di cm. 0,99: l'indice di rifrazione 

 per la D ha il valore: 1,57493. Il calcolo dà i seguenti valori per la funzione: 



b = 0,605 , é D = 0,617 , b r = 0,648. 



( 3 ) Michelson, Phil. Mag., 5 a S., voi. 34, 1892, p. 292. 



