campo magnetico, l'equazione di equilibrio è: 



(2) HSi i[ sen ó = HS* i' % cos S 



dove H è la intensità del campo magnetico, ed Sj S 2 le costanti delle spirali 

 galvanometriche. 



Dalla (2) si ricava, detta y una costante : 



il 



Dalla (1) risulta: 



tga= — — = K— . 

 K, i x i x 



Per le notorie proprietà di proporzionalità fra le correnti termoelettriche 

 generate negli avvolgimenti galvanometrici, ed i valori efficaci delle correnti 

 che circolano nelle resistenze riscaldatrici, detta ,« una costante, si ha: 



(3) tg S = fi tg a . 



Il che è quanto dire che l'angolo di cui lia deviato l'equipaggio mobile 

 dell'apparato descritto, è funzione dell'angolo « che la retta cougiungente la 

 stazione trasmettente colla ricevente, fa con la proiezione orizzontale di uno 

 degli aerei dirigibili ricevitori. 



* * 



Lo stesso principio esposto dà luogo alla creazione di diversi tipi di 

 apparati aventi carattere pratico ed ai quali i concetti teorici esposti si 

 applicano con quella approssimazione che tiene conto dei coeffioienti variabili 

 a seconda delle forme costruttive. 



Questi apparati dovranno perciò essere sottoposti a preventiva taratura 

 e graduazione mediante esperienze dirette. 



Fra le forme costruttive di indole pratica, ricorderò quella rappresentata 

 dalle fìgg. 1 e 2 di cui si è già fatto cenno nella presente Nota. Nel campo 

 magnetico NS sono sospesi due avvolgimenti galvanometrici angolarmente 

 disposti. Essi possono essere anche collocati l'uno al disotto dell'altro. 



Le correnti di ricezione, dopo aver attraversato i circuiti "a valvole 

 termoioniche amplificatoci, sono condotte per mezzo di leggeri fili di argento 

 agli avvolgimenti galvanometrici. 



Le valvole termoioniche sono particolarmente adatte per far funzionare 

 gli apparati oggetto della presente Nota, perchè esse offrono la possibilità 

 di ottenere correnti di intensità elevata. 



Occorre però avvertire che, per raggiungere buone condizioni di funzio- 

 namento, è necessario che le due valvole termoioniche abbiano uguale sen- 

 sibilità. 



