— 120 — 



Fisica. — Un apparecchio per lo studio dei gas e dei vapori 

 che si svolgono dagli esplosivi a temperatura ordinaria. Nota di 

 D. Ghiaraviglio e 0. M. Oorbino, presentata dal Socio Emanuele 

 Paterno ('). 



Nelle nostre ricerche sul sistema fulmicotone-nitroglicerina avevamo 

 accertato che, a rarefazioni molto spinte, la tenuta degli apparecchi a 

 vuoto, contenenti una sensibile quantità di esplosivo, non era più così buona 

 come in assenza di questo; sembrava cioè che si sviluppasse progressiva- 

 meute e costantemente una certa quantità di gas, per effetto di una decom- 

 posizione lenta dell'esplosivo, anche a temperature ordinarie. 



Di questo sviluppo di gas a temperature ordinarie parlano tutti gli 

 autori che trattano della stabilità degli esplosivi, deducendone l'esistenza 

 sia dall'accertamento del medesimo fatto a temperature molto superiori, sia 

 da osservazioni indirette quali, per es., la diminuzione del contenuto in 

 azoto di polveri di vecchia data. 



Tuttavia l'osservazione fatta allora incidentalmente, mentre si seguiva 

 un obbiettivo diverso, ci sembrò meritasse uno studio particolareggiato per 

 vedere se, con appositi apparecchi, fosse possibile misurare direttamente 

 quello sviluppo gassoso e seguirlo d'ora in ora, per riconnetterlo con la im- 

 portante questione dei metodi attualmente in uso nella determinazione del 

 grado di stabilità degli esplosivi. 



L'apparecchio da noi ideato a questo scopo, qual' è risultato da una 

 lunga serie di esperienze orientative destinate a raggiungere le condizioni 

 più favorevoli di funzionamento, e ad evitare per quanto era possibile le 

 cause perturbatrici, è rappresentato nella seguente figura. 



Esso permette che in un ambiente, dove è disposto l'esplosivo da stu- 

 diare, si produca il vuoto più spinto che oggi si sappia ottenere, mercè la 

 circolazione di una massa di mercurio che non viene mai in contatto con 

 corpi estranei (tubi di caoutchouc, ecc.); permette inoltre che in quell'am- 

 biente sia assolutamente eliminata la possibilità di rientrata di gas, che 

 non siano quelli provenienti dall'esplosivo; consente infine che dei gas e 

 dei vapori che si sviluppano lentamente da questo si misuri la pressione, 

 coi metodi più delicati che si possan raggiungere, e che i gas stessi ven- 

 gano accumulati e raccolti per poterli eventualmente analizzare. 



Tutto l'apparecchio è in vetro, e le diverse parti sono saldate diretta- 

 mente senza giunti a grasso. I palloni A e B, della capacità di circa due 



(') Pervenuta all'Accademia il 26 luglio 1915. 



