— 122 — 



Il pallone A. è connesso a una serie di tubi disposti come in una pompa 

 Tòpler. 



Così può esser fatto il vuoto in un ambiente che comunica con h, 

 analogamente a quanto può farsi con una macchina Tòpler; con la modifi- 

 cazione essenziale che la comunicazione fra i palloni A e B è in vetro, 

 anziché esser costituita da un tubo di caoutchouc, che produce sempre alte- 

 razioni nel mercurio e nel funzionamento di simili apparecchi. E poiché 

 viene così resa impossibile la manovra del sollevamento e abbassamento 

 del pallone B, vi si è sostituito il giuoco della rarefazione e della rientrata 

 dell'aria nel pallone B attraverso al rubinetto R . Il mercurio in B è sempre 

 in contatto di aria accuratamente disseccata prima di farla rientrare; il 

 palloncino con anidride fosforica serve ad assicurarne il grado di dissecca- 

 mento. 



I gas provenienti da h e che, quando l'orifizio e è aperto, si diffondono 

 in A , vi raggiungono dopo breve tempo la pressione del luogo di origine. 

 Se allora il mercurio passa da B in A, l'orifìzio e viene a chiudersi, e i 

 gas contenuti in A si comprimono progressivamente raccogliendosi nel tubo 

 capillare a b. 



Si riconosce subito dalla disposizione della figura che il pallone A oltre 

 a funzionare da pompa Tòpler per la espulsione dei gas raccolti attraverso 

 al tubo a b e d, funziona anche da provino di Mac-Leod, poiché permette 

 di misurare, prima della espulsione, i gas che si trovano allora condensati 

 nel capillare ab. La pressione raggiunta dopo ottenuta la compressione 

 viene misurata dal dislivello del mercurio fra ab e a' V. Il volume del 

 gas compresso è limitato dal mercurio del pallone A, e da quello del tubo 

 di espulsione deb che resta sospeso nel capillare b a a un'altezza arbi- 

 traria. 



Questa posizione del menisco superiore in a b può essere modificata a 

 volontà con la manovra dei rubinetti x, e v; poiché il tubo verticale vuxy 

 è permanentemente pieno di mercurio; e così quando v è chiuso e si apre x, 

 il mercurio attraverso utsd invade il capillare deb e si porta al punto 

 voluto in b a . 



Qualora invece si chiuda x e si apra v, il capillare b c d viene a porsi 

 in comunicazione col serbatoio C , pieno di mercurio fino a circa la metà. 



Questa manovra permette un ( progresso notevole sulla pompa Tòpler. 

 E invero se attraverso V si fa il vuoto con la stessa pompa ausiliaria, in C, 

 il mercurio viene aspirato dal capillare deb a; e allora i gas raccolti nel 

 capillare a b , si espandono in ed, e vengono poi spinti dal mercurio pro- 

 veniente dal pallone A, con che possono essere espulsi assai facilmente rac- 

 cogliendosi sotto il rubinetto q . In queste condizioni il mercurio circola 

 da A verso ab e d in colonnine frazionate, come in una pompa Sprengel, 

 e permette così la espulsione completa del gas condensato in AB, espul- 



