— 123 — 



sione che, come è noto, non si riesce a raggiungere nella Topler quando il 

 gas condensato si raccoglie in una bollicina che si fissa sulla parete del tubo. 



Poiché nella manovra una certa quantità di mercurio è passata dal 

 sistema AB al serbatoio C , basta, per riportarvelo, chiudere y, e aprire o, 

 e far rientrare aria secca in C; con che attraverso alla punta nm il mer- 

 curio ripassa nel sistema AB quando si rifa il vuoto in B per preparare 

 la successiva operazione. 



Si può così riconoscere che l'apparecchio consente tutte le manovre 

 necessarie, facendo circolare il mercurio sempre in ambiente secco e privo 

 di corpi estranei. 



I rubinetti o , v , x (attraverso ai quali il liquido è obbligato a passare 

 solo in piccolissima parte a ogni manovra), sono costruiti in modo speciale 

 che permette quasi l'eliminazione dei grassi, sempre pericolosi per l' inqui- 

 namento che ne consegue nel mercurio. Essi del resto, come si riconosce 

 dalla figura, restano sempre sotto pressione di colonne di mercurio superiori 

 a 76 centimetri, e perciò non sono da temere, anche in caso di non per- 

 fetta tenuta, possibili rientrate di aria. 



I gas espulsi vengono, come si è detto, raccolti fra d e q; con manovre 

 facili a concepire essi possono essere estratti, per l'eventuale analisi, attra- 

 verso al rubinetto q e al capillare ricurvo r. 



Misura della pressione. 



La pressione dei gas raccolti in A viene eseguita, come si è detto, 

 servendosi dello stesso pallone, e del capillare sovrastante, come di provino 

 di Mac-Leod. E poiché è molto grande la capacità del pallone A (circa 

 due litri, come si è detto), la misura può farsi molto esattamente anche 

 se la pressione iniziale è assai piccola. Così se questa è solo di un cento- 

 millesimo di mercurio, con che il prodotto p v in millimetri di mercurio- 

 millimetri cubici è misurato del numero 20, si potranno raccogliere nel 

 capillare a b circa 4 millimetri cubici di gas alla pressione di 5 millimetri, 

 il che permette una misura ancora abbastanza esatta. 



Ma poiché il provino di Mac-Leod che si fonda sull'applicazione della 

 legge di Boyle, permette solo la valutazione della pressione dei gas, e non 

 quella dei vapori eventualmente presenti, abbiamo creduto opportuno aggiun- 

 gere all'apparecchio un manometro di non minore sensibilità, ma capace di 

 misurare la totale pressione del miscuglio di gas e vapori, senza bisogno di 

 comprimerli, per la misura, in minor volume. 



Ci siamo per questo fondati sulla dissipazione di calore provocata dalle 

 particelle gassose presenti su una spirale di filo di platino, lievissimamente 

 riscaldata da una corrente elettrica, avente la resistenza di circa 28 ohm, 

 e disposta in un'ampolla di vetro saldata all'apparecchio a vuoto. 



