— 181 — 



lizzabile, si vedrà aumentare notevolmente la intensità efficace della corrente 

 primaria. 



La fase della interruzione può essere variata regolando la lunghezza 

 della punta; aumentandola, la interruzione ritarda sempre più rispetto al mas- 

 simo della corrente e in conseguenza la successiva chiusura si può facilmente 

 far avvenire quando la f. e. m. della corrente è molto prossima ad annul- 

 larsi, come è dimostrato dai diagrammi della fig. 3. Il primo corrisponde 

 ad una punta lunga, il secondo ad una breve. 



Se, come accade per tutti 1 rocchetti moderni, è in proprio potere mo- 

 dificare l'autoinduzione del primario insieme alla resistenza inserita nel cir- 



Fig. 3. 



cuito, si possono ottenere condizioni di funzionamento anche migliori di quelle 

 descritte, come lo provano i diagrammi della fig. 4; in essi si vede che pur 

 determinandosi la interruzione nella fase di massimo, la susseguente cor- 

 rente di chiusura è praticamente trascurabile ; 1* interruzione è poi una sola 

 per ogni periodo. 



Quando tutto è così ben regolato è anche possibile connettere il tubo 

 generatore di raggi X al rocchetto sema bisogno di intercalare delle 

 valvole: in mancanza di autoinduzioni e resistenze ampiamente variabili è 

 però sufficiente, anche usando i tubi più molli, inserire uno spinterometro 

 uguale a quello che si usa con l' interruttore a motore sincrono. 



Data la grande regolarità di funzionamento di questo apparecchio che 

 possiamo chiamare interruttore sincrono elettrolitico, ne consegue che usando 



