— 314 — 



oroscopi che si trovano situati accanto all'oculare. E per ciò un solo operatore, 

 ritto sempre della persona, fa tutto da sè con celerità, sicurezza, ed oso 

 aggiungere con soddisfazione. 



Il tipo E esige due operatori, uno all'oculare, l'altro ai microscopi, 

 massimamente poi quando si tratta di stelle prossime allo zenit. 



Il catalogo di Arcetri, oggi, prova che lo strumento impiegato riuscì a 

 dare risultati paragonabili a quelli dei più celebri cataloghi elaborati con forze 

 più poderose. Pertanto io sono giunto a concludere che un tipo B col massimo 

 obiettivo di cui è capace la sua struttura, servirebbe ottimamente per l'osser- 

 vazione a campo illuminato di tutte le stelle della Bonner Durchmusterung 

 (BD), boreale ed australe, tino alla 10 a grandezza. E nelle stelle più piccole di 

 BD si contengono tanti vergini programmi di osservazioni utilissime e neces- 

 sarie che terrebbero impegnati parecchi strumenti B per un notevole periodo 

 di anni. Siccome il Piccolo Meridiano fu ideato bastevole per le stelle di 8 a 

 in 9 a grandezza ('). esso, così come sta, è insufficiente per quelle dalla 9* 

 alla 10* che è il campo da mietere; quindi io penso che pur restando esso 

 in servizio utilissimo per il tempo, per le stelle di confronto agli equato- 

 riali e per i problemi geodetici, un suo maggior fratello sarebbe ottimamente 

 impiegato, per la formazione di cataloghi di piccole stelle, nel nostro superbo 

 salone meridiano, che è pronto del tutto per riceverlo su base cospicua. 



Preferendo la costruzione B alla R io mi lusingo di poter eseguirla e 

 dirigerla in Italia, siccome feci col grande e col piccolo Equatoriale, e per- 

 tanto riuscirei ad avere un notevole risparmio di spesa sulla somma ormai 

 garantita all'Osservatorio per l'acquisto del Gran Meridiano. E nel mentre 

 che questo maggior tipo B, dedicato, siccome dissi, ai cataloghi di piccole 

 stelle, soddisferebbe pienamente l'astronomia di posizione, per la quale fu 

 costruita la gran sala meridiana, il risparmio potrebbe costituire il primo 

 fondo per uno sviluppo pratico in Arcetri anche dell'Astrotisica. Ma riman- 

 dando ad un prossimo futuro, lo studio dei dettagli che si riferiscono ai 

 disegni, alle spese, ed all'intesa colla Facoltà e colla Soprintendenza del- 

 l' Istituto di Studi Superiori da cui l'Osservatorio di Arcetri dipende, passo 

 ora a produrre la prova della bontà del Piccolo Meridiano di Bamberg. 



*** 



Il prof. Viaro dà a pag. xix della Introduzione al suo catalogo i se- 

 guenti valori dell'errore probabile di una osservazione: 



s a = ± O s .032 e S = ± 0".56 



ma siccome ogni posizione catalogata è stata conclusa con quattro osserva- 



(') Bastando così nel 1894, a me solo, nel primo impianto dell'Osservatorio. Cfr. il 

 luogo citato Pubbl. di Arcetri, fase. 7. 



