— 340 — 



Se ai precedenti valori si aggiunge la correzione -j- cm .003, per ridurli 

 dalla sala superiore al sotterraneo, si ottiene: 



Questo valor medio differisce dunque per 17 unità della terza decimale 

 del era. in meno da quello determinato nel 1912 coll'apparato bipendolare. 



Incaricato dal prof. Reina, nell'ottobre e novembre 1913, dopo il ritorno 

 dalla campagna gravimetrica compiuta in quell'anno nell'Umbria ed in 

 Toscana, eseguii una serie di ricerche intese a provare se la accennata dif- 

 ferenza non fosse da attribuire alla mancata correzione per la oscillazione 

 del supporto, correzione che, coli' apparecchio usato dai precedenti speri- 

 mentatori, non si era potuta nè constatare, nè, tanto meno, valutare. 



Per attuare la ricerca, nella sala superiore, e nel posto stesso dove i 

 precedenti osservatori avevano disposto il loro apparato, venne eretto un 

 solido pilastro in mattoni la cui base aveva le dimensioni di m .70 X 0.30, 

 mentre l'altezza era di circa l m .50. Su una delle facce verticali la men- 

 sola poteva essere fissata a diverse altezze dal pavimento. Si incominciò 

 dal determinare la differenza di gravità fra il sotterraneo e la sala supe- 

 riore. Nel sotterraneo la mensola venne applicata, come sempre, al grosso 

 muro di divisione colla chiesa di s. Pietro in Vincoli, e nella sala supe- 

 riore essa venne fissata ad una delle facce minori del pilastro in una posi- 

 zione per la quale la lente del pendolo risultò all'altezza di m .4t> sul pavi- 

 mento. Le misure nella stazione inferiore vennero eseguite nei giorni 23 

 e 24 ottobre; in quella superiore, nei giorni 14 e 15 novembre. Non si 

 riportano qui i particolari delle misure che vennero effettuate nei modi già 

 indicati nella citata Memoria. Solo si aggiunge che le osservazioni astrono- 

 miche per le determinazioni di tempo vennero fatte collo strumento dei 

 passaggi di Bamberg sistemato nel giardino della Scuola, e con un crono- 

 metro Kullberg, il quale, prima e dopo le osservazioni, veniva confrontato 

 col pendolo Hawelk delle coincidenze. La correzione per la oscillazione 

 del supporto venne determinata col metodo di Schumann (Mem., pag. 41), 

 e le temperature vennero ricavate da due termometri Woytacek e da un 

 pendolo-termometro di nuova costruzione, avente il bulbo (di circa 20 cm ) 

 estendentesi lungo tutta l'asta del pendolo. Le indicazioni dei tre termo- 

 metri risultarono sempre assai bene concordanti. 



Mi limiterò pertanto qui a dare lo specchio delle durate di oscilla- 

 zione dei quattro pendoli adoperati, già corrette (per l'ampiezza, la tempe- 



Lorenzoni 



Edi. v. Triulzi . . 

 Istituto geogr. mil. 



g = 980 cm .353 

 .348 

 .350 



^ = 980.350 



