— 459 — 



Come fa detto nella Nota precedente, diminuendo la lunghezza della punta 

 si può accelerare la fase della interruzione. Con ciò la f. e. m., alla nuova 

 chiusura, può avere un senso ed un valore nocivi; si riconosce facilmente 

 nella fig. 6 quel che avviene in queste sfavorevoli condizioni che furono 

 realizzate accorciando da 15 mm. a soli 5 mm. la punta di ferro dell'inter- 

 ruttore. Effettivamente alla f. e. m. indotta A, di senso utile, segue imme- 

 diatamente, in B, un'onda inversa capace di attraversare il tubo; questo la 



Fig. 5. Fig. 6. 



rivela immediatamente con quelle macchie caratteristiche che sono cosi ben 

 note a coloro che han pratica di radiologia. 



La manovra di allungare la punta quanto più è possibile, limitatamente 

 solo al funzionamento regolare dell'interruttore, e che si manifesta così 

 efficace per eliminare il passaggio delle onde inverse, ha quindi la funzione 

 di spostare la fase dell' interruzione fino a che la nuova chiusura si compia 

 quando la f. e. m. primaria ha assunto il valore opportuno. E se la autoin 

 duzione è convenientemente scelta, questo istante può rendersi molto prossimo 

 alla fase in cui la corrente è massima. 



Resta solo da esaminare un punto, per la corretta interpretazione dei 

 diagrammi. Le ordinate delle rìgg. 3-4-6 rappresentano, come si è detto, non 

 la tensione agli estremi del secondario, ma la f. e. m. induttiva agente in 

 esso ; e la differenza fra le due costituisce l'effetto della capacità distribuita 

 del secondario essendo trascurabile la caduta di tensione ohmica. Si può 



