— 460 — 



portare in causa quest'azione osservando che, all'atto del destarsi della 

 f. e. m. indotta per la rottura, la tensione utile al secondario andrà crescendo 

 più lentamente, potendo l'effetto della capacità del secondario paragonarsi, 

 in certa guisa, a quello di un condensatore derivato tra gli estremi. La elet- 

 tricità accumulata si scaricherà nel tubo, quando è raggiunta una tensione 

 sufficiente, dando origine alle oscillazioni. Ma è evidente che, se la f. e. m., 

 che fa da generatore unico nel secondario, resta positiva in tutta la metà 

 superiore del periodo, la presenza della capacità, che può solo ritardarne 

 l'effetto, non può dare origine ad altre correnti inverse se non a quelle 

 delle oscillazioni; mancherà in ogni caso la vera f. e. m. inversa di chiusura, 

 che si rivela nel caso dell' interruttore di Wehnelt e delle correnti continue, 

 sovrapponendosi nei suoi effetti alle oscillazioni, e prolungandole. Dalla 

 forma della corrente primaria in questo caso si riconosce subito (fig. 7) la 

 presenza di oscillazioni, provenienti dal secondario, durante la salita della 

 corrente che segue alla chiusura. 



Fig. 7. 



Da tutto ciò risulta evidente la convenienza di ricorrere, per gli im- 

 pianti di non grande potenza, alla corrente alternata ed all' interruttore 

 elettrolitico sincrono. Oltre alle circostanze pratiche che ne rendono minimo 

 il costo, facile il maneggio e regolarissimo il funzionamento, questo sistema 

 offre il vantaggio di escludere completamente la f. e. m. inversa, così come 

 solo sarebbe capace di fare un interruttore meccanico sincrono, che, dopo 

 l'interruzione in un punto dell'onda, vicino al valore massimo, ristabilisse la 

 chiusura quando la f. e. m. primaria è prossima a zero; e riuscisse inoltre a 

 rendere inattiva la semionda seguente, di corrente negativa. Il ritmo delle 

 interruzioni, perfettamente costante anche se si modifica entro larghi limiti 

 la lunghezza della punta, è determinato dal periodo della corrente alternata, 

 e perciò non può essere molto elevato, ricorrendo alle reti di distribuzione 

 ordinarie. Ciò non impedisce che anche con un rocchetto di modeste dimen- 

 sioni si possano far passare in un tubo di durezza normale correnti medie 

 di due o tre milliampére, largamente sufficienti per la radioscopia, e in tubi 

 di grande durezza le intensità impiegate nella radioterapia. 



