— 266 — 



su un piano orizzontale la stessa inclinazione che vi produrrebbe l' inclina- 

 zione a del piano d'appoggio. Osservando le inclinazioni prodotte nel giogo 

 da vari pesi e cercando poi le inclinazioni del piano d'appoggio che producono 

 lo stesso effetto, si avranno varie coppie di valori di p x ed a che daranno 

 i corrispondenti valori di q. 



È inoltre da notare che in questo caso gli angoli a ed dovranno esser 

 contati rispettivamente dal piano orizzontale e dalla verticale, mentre nel 

 caso che lo spigolo abbia la sezione retta circolare a ed «', si possono contare 

 da un piano qualsiasi e dalla corrispondente posizione della CG e quindi si 

 può prendere per a una qualsiasi variazione dell' inclinazione del piano d'ap- 

 poggio e per a la corrispondente variazione dell' inclinazione del giogo. 



Per determinare a ed a nelle comuni bilancie di precisione col lungo 

 indice rivolto in basso, si può collocare entro la vetrina della bilancia un filo 

 a piombo il cui punto di sospensione si trovi sul prolungamento dello spigolo 

 del coltello e che cada davanti alla scala e coincida coli' indice del giogo in 

 bilico su piano orizzontale. Allora, se si girano in senso inverso le viti di 

 livello di destra e di sinistra della bilancia, il suo piano s' inclina e s' inclina 

 altresì il piano d'agata d' un angolo « che è misurato dallo spostamento del 

 filo a piombo sulla scala ; il giogo invece s' inchina d' un angolo a che è 

 dato dallo spostamento dell' indice rispetto al filo a piombo. 



Non ho seguito questo modo di procedere che tuttavia credo suscet- 

 tibile di molta precisione purché si abbia cura che il punto d'attacco del 

 filo a piombo, sia esattamente sul prolungamento dello spigolo, e quando 

 inoltre si osservino gli spostamenti con un mezzo d' ingrandimento ; ho creduto 

 più comodo di misurare le inclinazioni per mezzo di specchietti fissati al 

 giogo ed al sostegno. 



Ho incominciato anzitutto per cambiare uno dei vetri laterali della bilancia 

 di precisione (di Deleuil) sostituendo un vetro da specchi al vetro comune 

 attraverso il quale si vedeva molto confusamente ; quindi ho fissato al giogo 

 e precisamente all' indice a circa 3/4 della sua altezza dal basso uno spec- 

 chietto parallelo all' indice, e perpendicolare al piano d' oscillazione e rivolto 

 dalla parte del vetro da specchi suddetto. Fissai prima lo specchietto con 

 cera, ma esso lentamente cadeva ruotando attorno all' indice, e ad ogni nuova 

 determinazione occorreva regolar nuovamente la sua posizione, e perciò mi 

 decisi di fissarlo con un mastice poco plastico di colofonia e gommalacca. Col- 

 locai inoltre dentro alla vetrina della bilancia un' asta d' ottone su piede di 

 piombo, che portava in cima uno specchietto verticale che disponevo affatto 

 contiguo al primo, regolando 1' orientazione e l' inclinazione del medesimo in 

 modo che i due specchietti fossero all' incirca nello stesso piano e che diri- 

 gendo sui medesimi un cannocchiale apparissero assieme nel campo, in essi 

 apparissero le immagini di una scala verticale opportunamente collocata e 

 queste immagini fossero intersecate dal reticolo all' incirca alla stessa divisione. 



