— 301 — 



gli anelli partecipano al movimento di rotazione del liquido che si propaga 

 man mano verso l'asse, ma pur tuttavia continuano a persistere per molto 

 tempo. Se invece nel bicchiere si colloca una ruota a palette coll'asse ver- 

 ticale fìssa su di un piede di piombo, oppure se nella bottiglia s'introducono 

 alcuni tubi o aste un po' distanti dall'asse e dopo prodotti gli anelli si fa 

 ruotare il recipiente alternativamente in sensi opposti, la perturbazione nella 

 massa del liquido è così viva che gli anelli sono distrutti quasi istantanea- 

 mente e la colorazione prestissimo diviene ripartita uniformemente. 



Questo effetto che è più visibile nei grandi recipienti si produce anche 

 entro tubetti di pochi millimetri di diametro; invece in recipienti privi di 

 palette o di aste che si fanno ruotare attorno ad un asse diverso da quello 

 di figura, gli anelli non subiscono che una perturbazione relativamente 

 leggera. Il caso comune d' un sale che si fa sciogliere in un bicchiere con 

 un solvente, muovendo circolarmente il bicchiere, è un po' diverso, ma tuttavia 

 il rimescolamento è minore di quello che si otterrebbe con una spatola, mossa 

 in giro o fissa alle pareti. 



Questo modo di agitare un liquido, che finora non ho visto applicato, 

 si può usare facilmente ed utilmente in un gran numero di casi che sarebbe 

 lungo enumerare; io l'ho usato nel termocalorimetro (calorimetro per dila- 

 tazione), nel calorimetro solare, nel dilatometro e nei termometri. 



Termocalorimetro. Quando si misura una quantità di calore coli' au- 

 mento di temperatura che essa produce nell' acqua o in un altro liquido, e 

 si misura quest' aumento di temperatura con un termometro, solo una piccola 

 parte del calore che si vuol misurare è impiegata a produrre l' effetto che 

 serve di misura, mentre 1' altra parte di gran lunga maggiore è impiegata 

 a riscaldare il liquido e a produrvi una dilatazione di cui non si tien conto. 

 Ne risulta che la sensibilità massima di cui il metodo è suscettibile è pic- 

 cola e tanto minore quanto minore è la capacità calorifica del termometro 

 rispetto a quella totale del termometro e del liquido. Si può bensì aumentare 

 la sensibilità del termometro e così quella della determinazione, aumentando 

 la capacità del bulbo e diminuendo la sezione del tubo del termometro ; ma 

 con ciò si va incontro a gravi inconvenienti, quali la lentezza colla quale 

 il termometro si mette in equilibrio di temperatura, e le irregolarità del 

 movimento della colonna causate dalla dilatabilità del bulbo e dalla note- 

 vole pressione capillare del menisco. 



La sensibilità che si può ottenere è grandemente aumentata quando tutto 

 il calore che si vuol misurare è impiegato a produrre l'effetto che si misura, 

 come avviene nel termocalorimetro di Favre e Silbermann, nel quale tutto 

 il calore viene comunicato ad un grande termoscopio a mercurio e la dila- 

 tazione complessiva del mercurio serve di misura al calore suddetto. Tuttavia, 

 nè questo calorimetro, nè le modificazioni che s,ono state proposte successi- 

 vamente da vari fisici non incontrarono molto favore ed esso viene conside- 



